90 



übertragen: Die Axe des Großbodenrades ragt aus der hinteren Platine etwa 

 14 cm heraus und ruht in dem in der Figur hinter dem Zahnrade der 

 Trommel sichtbaren dritten Lager, um nicht durch den Zug des Gewichtes 

 durchgebogen zu werden. Die Koaxialität der drei Lager der Axe des Groß- 

 bodenrades ist vollkommen genug gelungen, um keine Spur von Verklemmung 

 zu zeigen. Auf der verlängerten Axe befindet sich, durch die gewöhnliche 

 Sperrhakenarretierung mit ihr verknüpft, die Trommel für das Seil mit dem 

 zum Aufziehen nötigen Zahnrade, in welches ein zweites Zahnrad mit der Auf- 

 ziehkurbel eingreift. Das Seil läuft weiter über eine auf ihrer massiven Axe 

 leicht verschiebbaren Rolle, damit das freie, das Antriebsgewicht tragende Ende 

 frei seitlich herunterhängen kann. 



Was den zweiten zu vermeidenden Übelstand angeht, so wird die Papier- 

 rolle auf ein Rad aufgesteckt, welches sich um eine vertikale Achse sehr leicht 

 drehbar in der Schublade eines flachen aus massivem Holz hergestellten Kastens 

 befindet, auf dem der Chronograph selbst fest verschraubt ist. Durch zwei zu- 

 einander senkrechte glatt polierte Führungsstifte erhält der Streifen eine Torsion 

 um 90°, tritt dann durch einen Schlitz aus dem Kasten heraus und wird auf 

 die in der Figur erkennbaren Weise dem eigentlichen Triebwerk zugeführt. 

 Der Ablauf des Papierstreifens vollzieht sich auf diese Weise ohne jeden 

 störenden Widerstand, wie der Umstand zeigt, daß beim Laufen des Chrono- 

 graphen die Papierrolle völlig gleichförmig abrollt. 



Da die Rückziehfeder ohne Rücksicht auf die Theorie des Regulators zu 

 nächst einigermaßen nach Gutdünken gewählt war, also die Regulierung nicht 

 für alle Belastungen gleich gut sein konnte, so war es zunächst notwendig, 

 diejenige Gewichtsbelastung aufzusuchen, bei welcher der Chronograph mit dem 

 geringsten relativen Fehler arbeitet. Dazu habe ich zunächst Vorversuche an- 

 gestellt, welche für acht verschiedene Belastungen P (in Einheiten von 0.5 kg) 

 die Zweisekundenlänge (2s) in Millimetern, den durchschnittlichen Fehler der ein- 

 zelnen Zweisekundenlänge in Millimetern, d F mm , und in Prozenten, d F 0/o , 

 ergaben. Bei jeder Belastung ist der Chronograph 5 Minuten gelaufen, und 

 es sind je 30 (2s) -Intervalle innerhalb der drei letzten Minuten der Laufzeit 

 herangezogen. Es ergab sich das Folgende: 



p 



(2 s) 



dF 



mm 



d F 0/ o 





mm 



mm 



% 



15 



55.68 



±0.93 



± 1.67 



21.25 



59.54 





39 



0.66 



25 



60.65 





24 



40 



29.25 



61.44 





24 



39 



33 5 



62.33 





29 



47 



39.75 



63.22 





23 



37 



46.25 



63.95 





13 



20 



54 



64.44 





28 



43 



