

91 



Das folgende Diagramm (Fig. 2) gibt (2 s) als Funktion von P zugleich mit dem 

 auf den lOfachen Betrag vergrößerten Wert von d F mm für das betreffende P; 

 die 10 fache Schwankung wird durch die zu je 2 seitlich von der Kurve und 

 zwar senkrecht übereinander gelegenen Punkte angegeben. 



Wie man sieht, ist die Güte der Regulierung von etwa 25 Pfund Be- 

 lastung an gleichbleibend. Der Chronograph arbeitet daher jetzt mit 30 Pfund, 

 da eben eine stärkere Belastung ohne Nutzen wäre und vielmehr eine schäd- 

 liche Vergrößerung der Beanspruchung mit sich brächte; die Laufzeit beträgt 

 ca. 90 Minuten. Nachdem nach Abschluß der Yorversuche durch mehrmaliges 

 vollständiges Ablaufen das Seil geschmeidig geworden war und der ganze 

 Apparat sich eingelaufen hatte, ergab sich aus einer Reihe von 100 über 

























































. 







-^- 







• 

















. 









• 























• 







• 





• 























1 



> 



s* 

































/ 



' 



































/ 

















































































































































15 



20 



25 



30 



35 



k€ 



*5 



50 



55 



Fig. 2. Zweisekundenlänge 2 S als Funktion des Gewichtes P. 

 2 S (P) = (50 + V 3 y [P]) mm. 



Vz Stunde verteilten (2 s) -Längen als Mittelwert und durchschnittlicher Fehler, 

 d F, der einzelnen Zweisekundenlänge: 



(2 s) 



mm 

 61.91 



dF 



mm % 



0.13 = 0.21 



Trotz der großen (2 s) -Länge, welche, da gleichzeitig Sorgfalt darauf verwendet 

 worden ist, die Signalmarken möglichst scharf und fein zu machen, rein technisch 

 eine sehr große Ablesungsgenauigkeit ermöglicht, ist eine recht gute relative 

 Genauigkeit der Regulierung erzielt. Die größten überhaupt innerhalb einer 

 Minute vorkommenden Abweichungen vom Mittel betragen 0.8 %, ein Betrag, 

 der sich auch für den Gesamtzeitraum von Vz Stunde nicht wesentlich erhöht. 

 Ich stelle zuletzt noch den hier beschriebenen Chronographen zusammen 

 mit einer Reihe in neuerer Zeit auf ihre Regulierung untersuchter Apparate, 

 nämlich den 4 Heidelberger, welche Herr Abetti 1 ) untersucht hat, und den 



l ) Siehe 1 pag. 2. 



