92 



Straßburger, über den Herr Jost 1 ) berichtet. I — IV sind die Heidelberger 

 Chronographen in ÄBETTi'scher Bezeichnung, Str der Straßburger, D der soeben 

 beschriebene: 



Chronograph 



(2s) 



dF 0/ o 



Prinzip 



I 



24.20 



±0.77 



Centrifugalpendel, bewegliche Spitzen, 



H 



39.68 



0.14 



Lamelle, feste Spitzen, 



III 



33.67 



0.86 



Windflügel, bewegliche Spitzen, 



IV 



42.00 



1.24 



V J1 )) 



Str 



22.50 



0.28 



>> V )1 



D 



61.91 



0.21 



J7 V JJ 



Kommt damit auch keiner der untersuchten Windflügel- oder Centrifugal- 

 pendelregulatoren dem Hipp'schen Chronographen mit festen Spitzen gleich, so 

 zeigt die Zusammenstellung immerhin, daß bei den Instrumenten III und IV 

 nur Nebensächlichkeiten verunglückt sein dürften, daß prinzipiell der Wind- 

 flügel auch bei großen Sekundenlängen für alle praktischen Anforderungen 

 vorläufig ein durchaus brauchbarer Regulator ist. Obgleich also der Chrono- 

 graph D allen Anforderungen genügt, ist es von prinzipiellem Interesse, ob 

 man ihn durch geeignetere Wahl der rückziehenden Kraft und symmetrischeren 

 Bau noch verbessern kann; es soll darüber später an dieser Stelle berichtet 

 werden. 



Selbstverständlich sind die befriedigenden Resultate des beschriebenen 

 Chronographen in hervorragendem Maße auch der exakten Arbeit unseres 

 Mechanikers Herrn Krause zu verdanken. 



i) Astr. Nachr. 4285. 



