Haben diese Uhrwerke je nach der Construction auch ihre Unregehnässigkeiten, 

 so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass sie einen Stern, wenn er einmal auf 

 einen Faden gestellt ist, wenigstens für ein ganz kurzes Zeitintervall an dem 

 Faden erhalten werden. Es kommt mir nun darauf an, in einem gewissen Mo- 

 mente, in welchem noch der Faden den Stern deckte, also mit einem bestimmten 

 Pendelschlage der Normaluhr, das Triebwerk des Aequatoreals anzuhalten und 

 darauf die Passa2;eu des Sternes an den anderen Fäden bei ungeändertem Stande 

 des Instrumentes zu beobachten. Da die Fädenintervalle durch Beobachtungen 

 der Polarsterne in grosser Uebereinstimmung von verschiedenen Beobachtern 

 gefunden oder als Winkelmessungen als absolut betrachtet werden können, so 

 müsste man von dem Augenblicke an, in welchem die Aequatorealuhr angehalten 

 ist, die für den betreffenden Stern bezüglichen Intervalle wiederfinden, wenn man 

 richtig beobachtet, vorausgesetzt, dass das Moment des Arretirens genau fixirt 

 werden kann. Durch die Einschaltung eines Stiftes"*') in das Gezähne des Be- 

 wegungsregulators (sei es Centrifugalpendel, sei es Flügelrad etc.) kann aber 

 die Bewegung des Instrumentes plötzlich gehemmt werden, eine Vorrichtung 

 die sich leicht an jeder Art von Triebwerken herstellen lässt. 



Da bei der Auslösung der Aequatorealuhr keine Sternbeobachtung ins Spiel 

 kommt, sondern nur in dem Verfolgen des rythmischen Pendelschlages mit einem 

 Pendelschlage zugleich etwa ein Druck auf die Hemmvorrichtung geübt werden 

 soll, was sogar eine zweite Person besorgen könnte, so ist hiernach an eine 

 fehlerhafte persönliche Auffassung der Art, wie sie bei den Beobachtungen der 

 Passagen vorkommt, nicht zu denken, und so wie man bei Beobachtung der 

 Coincidenz zweier Uhren, deren Pendel nach verschiedenen Zeiten regulirt sind, 

 um verschwindende Quantitäten fehl greift, wird man auch hier eines äusserst 

 kleinen Fehlers in der Coincidenzwahrnehmung gewärtig sein. 



Das angeführte Verfahren der Arretirung bezog sich lediglich auf die Ob- 

 servatorien ohne Registrirapparate. Viel günstiger gestaltet sich die Sache, 

 wenn dergleichen schon vorhanden sind. Auf der Walze des Registrirapparates 

 zeichnet der Stift die Secunden der Normaluhr, er wird von einem Hebel in Be- 

 wegung gesetzt, welchen der Electromagnet anzieht, sobald der galvanische 

 Strom geschlossen wird. Ich schlage vor, diese Vorrichtung so zu benutzen, 

 dass sie gleichzeitig zur Auslösung der Aequatorealuhr dient. Es wird dies er- 

 reichbar, wenn man zwischen dem Hebel und dem Eisenkern des Electromagneten 

 einen Draht einschaltet. Dieser Leitungsdraht erhält seine eigenen galvanischen 

 Elemente nach Bedürfniss des zu überwältigenden Widerstandes und einen 

 Electromagneten, der einen die Hemmung der Aequatorealuhr vermittelnden 

 Hebel anziehen soll. Da nur zeitweise ein Moment der Arretirung verlangt 

 wird , so muss der eingeschaltete Draht für gewöhnlich ungeschlossen, also an 

 einer Seite getrennt sein, und die Sphliessung, sobald sie beabsichtigt wird, 

 durch den Druck auf eine Feder, welche die getrennten Drahtenden in ein Näpf- 

 chen mit Quecksilber taucht, sich leicht bewerkstelligen lassen. Will man nun 

 für eine bestimmte Secunde die Aequatorealuhr anhalten, so hat man allein nöthig, 



*) Ob ein einfacher Stift, ein der Schonung des Eades halber umhüllter, oder eine Vor- 

 richtung, die zugleich auf mehrere Ziihne wirkt, zur Arretirung anzuwenden ist, kann ich füglich 

 dem Mechaniker überlassen. 



