11 



der verticalen Säulen e ruhende Fernrohrapparat. Die Kreise haben keine Thei- 

 lung. Die horizontalen Axen / von gleichem Durchmesser sind hohl und sitzen 

 auf dem zweimal rechtwinkelig gebogenen Metallstück gg, in welchem zugleich 

 das Fernrohr h mit dem Objectivende eingescliraubt ist. Dicht neben dem Ob- 

 jective ist mit dem Stücke gg die Unterlage i verbunden, worauf das in der 

 Fig. IL der Form nach zu ersehende Prisma k durch 2 Schrauben fest gemacht 

 wii'd. Dieses Prisma befindet sich vor der einen Hälfte des Objectivs, die andere 

 ist frei, so dass eine directe Durchsicht durch das Rohr nach dem Object, dessen 

 Entfernung bestimmt werden soll, und auch eine Aussicht durch die hohle Axe 

 vermittelst des Prismas also rechtwinklig zur Absehenslinie des Fernrohres mög- 

 lich ist. Damit das Gewicht des Rohres nicht herunterzieht, ist auf der ent- 

 • gegengesetzten Seite desselben ein Gegengewicht l befestigt. Das Fernrohr lässt 

 sich also um die horizontale Axe drehen, und kann der Beobachter, nachdem er 

 es umgeschlagen hat, auch auf entgegengesetzter Seite eine Durchsicht haben, 

 während die vom Prisma vermittelte Absehenslinie dieselbe bleibt. Das Ocular 

 hat ein rechtwinkeliges Fadenkreuz, dessen verticaler Faden auf das Object ge- 

 richtet w'ird. Um aber dieses continuirlich für den Zeitpunkt der Beobachtung 

 bewirken zu können, sind an den verticalen Säulen e die Arme m, mit Schlitzen 

 am Ende versehen, befestigt; in den Schlitzen sitzen die Endstifte der um die 

 verticale Axe n vermittelst des Knopfes o zu drehenden Hebel p. Während also 

 der längere Hebel durch den Knopf o mit der Hand geführt wird, kann man 

 dem Horizontalkreise, und damit dem Fernrohre, eine sanfte Bewegung, die im 

 Verhältniss der angenommenen Hebelarme steht, zur Pointirung des Objectes 

 ertheilen. Das Prisma ist von dem Künstler bereits nahe zu unter einem rechten 

 Winkel zur Gesichtslinie des Rohres zu stellen, was er durch entsprechendes 

 Abfeilen der Unterlage i erreicht; Hauptsache ist, dass es fest sitzt, auf genaue 

 Stellung unter 90° kommt es nicht an. Die eine hohle Axe, vor der das Prisma 

 sich befindet, ist länger, als die andere und zwar so lang, dass der Mittelpunkt 

 der Prismagesichtslinie in die Mitte des Horizontalkreises zu stehen kommt. 

 Mittelst der prismatischen Vorrichtung wird, gleich nachdem aufs Object einge- 

 stellt war, die Ablesung an einem in einer Entfernung von etwa 10 Fuss befind- 

 lichen Massstabe (Skala) gemacht, dessonForm undTheilung aus der Zeichnung Fig. 

 IV. (in wahrer Grösse) zu ersehen ist. Damit das Fernrohr in solcher Entfernung 

 deutlich die Theilung zeigt, ohne dass der Ocularansatz, wie er für die bedeu- 

 tenderen Entfernungen gestellt ist, verschoben zti werden braucht, ist die der 

 offenen Axe am nächsten liegende Prismenseite in der erforderlichen convexen 

 Sphäre geschliffen, während die anderen Seiten plan sind. Heisst die Entfernung 



des Massstabes zur Prismenfläche e, so muss für den Fall der Deutlichkeit 



j „., / . 



-r~ ■=^ -p— sein, wo n den Brechungsindex des Glases und R den Krüm- 

 mungsradius bedeuten. Hieraus folgt für R der Werth i<! = (w-— i)e. Ist also, 

 wie in unserem Falle e = iöFussund n etwa i,5, so witd R = ö Fuss. Der Mass- 

 stäb im Horizont wird parallel der Gesichtslinie des Rohres, wenn es zugleich 

 den Nullpunkt der Theilung zeigt, gestellt. Ist er von der Mitte aus nach beiden 

 Seiten hin bis zu 5" in Minuten getheilt, so wird dieses genügen. Es muss aber 

 bedacht werden, dass Winkel abgelesen werden sollen, da doch der Stab kein 



