IH ■ 



Es war angegeben, dass die Entfernung der Massstäbe von den Fern- 

 röhren 10 Fuss sein soll (wenigstens steht dieselbe mit dem Krümmungsradius 

 der Prismenoberfläche in Relation); darnach müssen die die Minuten vorstellen- 

 den Intervalle sein. Hierbei kann, wie folgt, verfahren werden. Der Künstler 

 trägt nahe zu dem Radius von 10 Fuss entsprechend Minuten auf, also 

 i'= 0,035 Lin. fder Fuss in 12 Th. geth.) und vollendet die Theilung in vorge- 

 nannten steigenden Intervallen. Man bringt alsdann den Massstab zum Mittel- 

 punkt der spiegelnden Prismenseite (senkrecht über dem Centrum des Instru- 

 mentes) in die Entfernung, die man erhält, wenn man von der Theilung 4" 45' 

 zwölfmal abmisst und noch 10',4 hinzufügt. Denn dann ist auch berücksichtigt, 

 dass der betreffende Winkel beinahe um 3" zu klein ist. 



Es ist noch hinzuzufügen, dass die Theilung auf Elfenbein den Vorzug vor 

 anderem verdient; von der Berichtigung der Stellung der Massstäbe zur Ge- 

 sichtslinie wird später die Rede sein. 



Was nun die richtige Aufstellung der Apparate betrifft, so ist dieselbe ein 

 für alle Male im Hafen in Ruhe zu machen, und späterhin nur wenig und be- 

 quem zu ändern. Ich setze voraus, dass das Fernrohr auf einem stabilen Pfahle, 

 der mit einem starken Brette bekeidet ist, worauf der Apparat zu stehen kommt, 

 placirt werden kann. Ebenso erheischt natürlich auch die Anbringung des Mass- 

 stabes Festigkeit. Die Fernrohrapparate werden mit den Füssen in 3 feine 

 Löcher metallener Unterlagen gesetzt, können hierauf bleiben, auch anderswo' 

 verwahrt werden, wenn sie nur wieder ganz gleich eingesetzt werden. 

 Die Massstäbe verbleiben ein für alle Mal an ihrer Stelle und müssen 

 durch Verkleidung geschützt werden. Wenn das Schiff also in Ruhe ist, 

 wird an den Fussschrauben gleichzeitig bei beiden Apparaten so viel geändert, 

 dass das auf dieAxe gesetzte Niveau*) die Horizontalstellung zeigt. Das Ocular 

 mit seinem rechtwinkeligen Fadenkreuz ist dahin zu berichtigen, dass der Verti- 

 calfaden richtig vertical steht. Dies geschieht, und zwar immer für beide Appa- 

 rate zugleich, wenn jeder der beiden Beobachter nach ihnen vorgehaltenen Lothen 

 durch das Fernrohr sieht und bei Drehung des letzteren um die Horizontalaxe 

 sich versichert, dass der Verticalfaden auf dem Lothe bleibt. Durch Benutzung 

 der beiden dem Oculare beigegebenen Schrauben g, Fig. H., wird die das Faden- 

 kreuz enthaltende Röhre in die richtige Stellung gebracht. Wie aus der Erfah- 

 rung bekannt ist, kommen nachträgliche Correctionen dieser Art gar nicht mehr 

 vor; der ganze Metallkörper ändert sich zu wenig. 



Die Mittelpunkte der Kreise und Skalen haben ihre Lage in einer geraden 

 Linie, die mit der durch die Masten gelegten einigermassen zusammenfällt; da- 

 für ist natürlich schon bei der Construction der die Apparate haltenden unter- 

 lagen zu sorgen. Um die Skalen zu richten, stellt man die Fernröhre gleichzeitig 

 "auf einen sehr weiten Gegenstand ein, der, wie man sich durch den Compass 

 oder anderswie überzeugt, eine zur Länge des Schiffes senkrechte Richtung hat. 

 Dann gelten ihre Axen parallel und man sieht zu, ob das von der Skala durchs 

 Prisma erzeugte Bild 0^ ist. Die Skala lässt sich schieberartig bewegen; man 

 löst die eine Endschraube um etwas und zieht die andere an, bis der Nullpunkt 



*) Eine auf dem Kreise befestigte Dosenlibelle würde auch genügen. 



