22 



einen der Beobachter*) in den äussersten Grenzen, also zu den Distanzen 1000 Fuss 

 und 10000 Fuss, oder für die Winkel t = 3° und 17', so erhalten wir (für die 

 Basis = 100 Fuss) 2',7 und 15", Vergleichen wir hiermit die Zahlen in der obigen 

 Fehlertabelle (p. 18), worin die Wiukelwerthe aufgestellt sind, über welche hinaus 

 man in der Beobachtung nicht fehlen muss, wenn die gemessenen Distanzen auf 200 

 Fuss richtig sein sollen, so liegen die Grössen 2',7 und 15'' innerhalb der betreffen- 

 den Fehlergrenzen 34' und 0',3 (genauer 21"). Hieraus folgt, dass für Kriegs- 

 zwecke auch die Correetion des Schlengerns ausser Acht gelassen werden kann. 



Wir sind somit aus den vorstehenden analytischen Untersuchungen zu 

 schliessen berechtigt, dass die bei allen möglichen Neigungen und Hebungen oder 

 Senkungen von besagtem Umfange gemachten Beobachtungen überhaupt keiner 

 Verbesserung bedürfen, so bald den für den Krieg gestellten Grenzen der Ge- 

 nauigkeit genügt werden soll. 



Soviel von dem Distanzmesser für Kriegszwecke. Unserem Instrument kann 

 aber ein erweiterter Gebrauch für gewisse hydrographische Zwecke geschafft 

 werden. Bei Küstenaufnahmen namentlich wird er ein zweckmässiges Instrument 

 sein, mit dem man die Entfernung zweier Punkte von der See aus erhält und zwar 

 genauer als in den vorhin gezogenen Grenzen, da die Apparate in solchen Fällen 

 in aller Ruhe und bei stiller Fahrt benutzt zu werden pflegen. Wenn bei Ver- 

 messungen dieser Art aus irgend einem Grund (durch die Segelstellung etc.) das 

 ■Schiff seitlich geneigt ist, dann hat man die Correetion für die Neigung B zu 

 Hülfe zu ziehen, was mittelst einer Tabelle am leichtesten erreicht werden kann. 

 Zur Auffindung der Grösse B würde sich am geeignetsten eine Dosenlibelle em- 

 pfehlen, auf deren Glase zwei zu einander senkrechte, der Länge und Breite des 

 Schiffes entsprechende Linien, und ausserdem mit der Längenseite von Grad zu 

 Grad Parallelen gezogensind, die aus dem Standpunkte derLuftblase den Neigungs- 

 winkel sofort erkennen lassen. Ein derartiges Niveau könnte an irgend einem 

 stabilen Platze aufgestellt oder am bestem in dem Fusskreise der Fernrohrappa- 

 rate eingelassen sein, und somit zugleich zur Berichtigung der letzteren dienen. 

 Die Methode ist nun die folgende. Das Schiff legt dem einen Objecte seine Breit- 

 seite vor, die beiden Beobachter obsei'viren gleichzeitig und lesen die Skala ab, 

 das Schiff legt dem andern Objecte seine Seite vor, die Beobachtung- desselben 

 geschieht auf gleiche Weise. Während dieser Zeit nimmt nun noch ein dritter 

 Beobachter mittelst des üblichen Sextanten den Winkel zwischen den beiden Ob- 

 jecten. Da aus der für eine bestimmte Basis berechneten Tabelle mit den addirten 

 Skalen-Angaben beider Beobachter als Argument die betreffende Distanz geradezu 



Oll <r} 



abgelesen wird, so hat man hier nur die Aufgabe, aus zwei Seiten (den beiden 

 Distanzen) und dem eingeschlossenen durch den Sextanten gemessenen Winkel 

 die diesem gegenüberliegende Seite zu berechnen. Heissen d und cV die gemessenen 

 Distanzen, c die zu findende Linie undCden ihr zugehörigen gemessenen Gegen- 

 winkel, dann ist: 



C2 = rf2 _|^ ^>2 ._ 2 d d' COS C 



*) Es ist hier das Dreieck als gleichschenkeliges (t ^ i') aufgefasst, um mit der oben gegebenen 

 Fehler-Tabelle den entsprechenden Vorgleich zu haben. Anderenfalls -wird im Resultat nichts geändert, 

 da eben soviel Fehlerbetrag der einen Beobachtung zugefügt als der anderen abgenommen werden muss. 



