( 897 ) 
position n’a pas été, comme dans mes recherches précé- 
dentes, un flacon de Will-Erlenmeyer; ce flacon offre 
l'inconvénient de ne livrer passage qu’à des bulles relati- 
vement volumineuses, et de rendre ainsi le courant 
gazeux fort peu régulier. J'ai donné la préférence à un 
petit flacon de Woulff a, jaugeant 150 centimètres cubes, 
dont l’une des tubulures communique avec l'appareil à 
ébullition, tandis que l’autre est en rapport avec l'aspi- 
rateur. 
L'appareil à aspiration est figuré dans le dessin ci- 
dessus. Il se compose d’un tonnelet b en verre d’une con- 
tenance d'environ 20 litres. La tubulure inférieure com- 
munique avec un tube à robinet de Claisen c muni d’une 
graduation. Le tonnelet est rempli chaque jour à la même 
heure d’une même quantité d'eau; cette manœuvre se fait 
de la manière suivante : le robinet d et le tube qui le 
porte servent à l’arrivée de l’eau. Quand le tonnelet est 
rempli, l'eau en excès s'écoule par le tube f mis en com- 
munication avec le tube g par le robinet à trois voies e; 
quand l'écoulement a cessé, on ferme le robinet d, et un 
tour donné au robinet e met le tube f en communication 
avec le tube h, et par conséquent avec toute la partie 
antérieure de l'appareil. Le niveau de l’eau est donc tou- 
jours le même au commencement de chaque journée 
d'expérience, et par conséquent l'écoulement de cette 
eau par le tube inférieur c provoque le passage quotidien 
d'une même quantité d'air. 
Ce n’est qu'après quelques tätonnements que l'on par- 
. Vient à trouver la position du robinet de Claisen per- 
mettant de vider exactement le tonnelet en vingt-quatre 
heures. Les chiffres suivants reproduisent les conditions 
dans lesquelles s'effectue l'écoulement de l’eau; ils indi- 
