(15 ) 
en relation avec un récipient B, dans lequel on réalise une 
dépression à l’aide d’une pompe de Muncke. Cette dépres- 
sion est mesurée par le relèvement du mercure dans le 
tube H. La partie supérieure de ce tube est fermée à l’aide 
d’un bouchon en caoutchouc, lequel est traversé par un fil 
de platine f. Au moment où le mercure entre en contact 
avec le fil de platine, un circuit électrique se ferme, et le 
courant, en traversant l’électro-aimant E, relève l'armature 
et ferme le robinet r, placé sur le tube d’aspiration ; si, au 
contraire, la dépression diminue, le mercure s'abaisse et 
l’armature retombe. Un robinet p permet au besoin de 
laisser pénétrer un peu d'air extérieur lorsqu'il s’agit de 
faibles dépressions. On réalise de cette manière dans le 
réservoir B une raréfaction absolument constante. 
Si l’on veut faire varier la vitesse du courant gazeux, il 
suflit de faire varier soit la hauteur du fil de platine, soit le 
diamètre du tube capillaire T. 
Afin d'éviter que le liquide vaporisé ne se condense 
dans le tube capillaire, on a interposé le réfrigérant N ; de 
plus, le tube n est recourbé en U à l’intérieur du bain, 
afin d'empêcher les gouttelettes liquides condensées à la 
~ Sorlie de celui-ci de retomber dans l’éprouvette e. 
Le volume du gaz qui passe dans l'appareil est déter- 
miné à l’aide d’une cloche à gaz parfaitement jaugée, et 
contenant environ 50 litres; on peut encore utiliser un 
compteur à gaz. 
Avant de pénétrer dans l'appareil, le gaz traverse une 
_ Série de tubes L renfermant du chlorure de calcium, afin de 
le dessécher parfaitement. 
Pour déterminer la quantité de liquide vaporisée, il 
suffit de peser le tube e avant et après l’opération. 
Run, À 
