( 804 ) 
tion est variable ou ne l’est pas, ou encore pour mesurer 
les variations de la vitesse de vaporisation lorsqu'elles 
ne sont pas trop accentuées. On peut cependant obvier en 
grande partie à cet inconvénient en ne faisant usage que 
d’une seule feuille de papier buvard et en recouvrant ses 
bords supérieures et inférieures d’une feuille d’étain pour 
ne laisser libre que la partie du papier qui est immédiate- 
ment en contact avec le liquide et avec le tube, La tem- 
pérature du papier pendant la vaporisation est alors 
sensiblement celle du liquide. | 
Voici la disposition générale de l'appareil : il se com- 
pose d’une étuve à double enveloppe E, l'intervalle 
_ Compris entre les deux enveloppes étant rempli d'eau 
maintenue à une température constante à Paide d’un 
régulateur de l'écoulement du gaz dont la cuvette plonge 
dans l’eau. Le fond de l’étuve est occupé par une cuvette 
en fonte f, renfermant de l’acide sulfurique, et munie en 
son centre d’un pivot sur lequel repose une tige t. Cette 
tige porte une traverse à chaque extrémité de laquelle on 
fixe un vaporimètre Piche. Enfin, à l'extrémité supérieure 
de la tige se trouve un plateau portant un aimant. Le 
plateau de fermeture porte un deuxième axe mobile, 
lequel est muni d’un électro-aimant e; la poulie p, fixée à 
cet axe, est mise en mouvement à l’aide d’une courroie qui 
s’adapte à une petite turbine à eau. Il résulte de cette 
disposition que si l'on communique un mouvement de 
rotation aux électro-aimants, ceux-ci entraînent dans leur 
mouvement le plateau renfermé dans l’étuve ainsi que les 
vaporimètres. : 
La pression est maintenue rigoureusement constante 
à l'intérieur de l’étuve à l’aide du régulateur de pression 
que nous avons décrit antérieurement. 
