C 624 ) 

 dans un ecran applique sur celte face. Le rayon ordinaire 

 sort en A sans avoir subi de deviation; le rayon extraor- 

 dinaire est devie, dans le plan MNN'JVT, de Tangle V qu'il 

 faut mesurer; il sort en B en redevenant parallele au rayon 

 incident, mais est deplace de AB. Representons par dee 

 deplacement, et par e Tepaisseur de la lame; Tangle V est 

 determine par la formule 



Je me snis servi d'une lame de spath d'Islande, epaisse 

 de27 mm ,18. Pour determiner d, j'ai fait usage d'un micro- 

 scope construil par Voigt el Hochgesang, de Goettingue. 

 La platine est mobile autour de Taxe de Tappareil, et est 

 munie d'un limbe gradue et de verniers pour la lecture 

 des angles de rotation; on peut aussi la deplacer dans son 

 plan, dans deux directions perpendiculaires en ire elles, au 

 moyen de deux vis micrometriques, qui permettent d'eva- 

 luer les deplacements jusqu'aO mm ,01. Lorsque le zero du 

 limbe et celui d'un des verniers sont en regard Tun de 

 I'autre, un des deux deplacements s'effectue dans un plan 

 de front, Taulre dans un plan de profil. 



Apres avoir enleve lesappareilsde polarisation, j'amene 

 le limbe gradue au zero, et je rends la platine immobile 

 au moyen d'une vis de pression; dans cetle position, 

 comme nous venons de le voir, une des directions de 

 deplacement est parallele au ul de front du reticule. Sur 

 la platine, je depose un ecran (une feuille de carton) perce 

 d'une fine ouverlure circulaire donl je fais coincider 

 Timage avec le centre du reticule; puis, sur cet ecran, je 

 place la lame de spath. L'image de Touverture est dedou- 



