132 



Schon im Bande 1861 der Sitzungsberichte der k. Akademie 

 der Wissenschaften veröffentlichte ich eine Methode, mittelst des 

 Mikroskopes und eines Objektivmikrometers die Krystallgcstalten 

 mit grosser Genauigkeit zu messen, und das Mikroskop solchergestalt 

 als ein Goniometer von viel grösserer Genauigkeit anzuwenden, als 

 die viel theucreren Reflexionsgoniometer sind. 



Ich habe den Nachweis geliefert, dass mit sehr massigen Ver- 

 grösserungen, welche 60 bis 80m al nicht überschritten und in den 

 meisten Fällen und für grössere Krystallc sogar nur 13mal betrugen, 

 bei Anwendung eines Schraubenmikrometers von '/ioo Z°H Schrauben- 

 gang, der also Vioooo Zoll direkt und mittelst Nonius noch ' , oof , no /oll 

 abzulesen gestattete, die Fehlergrenze innerhalb 20 Sekunden einge- 

 schlossen bleiben, was wohl mehr ist, als man selbst von Reflexions- 

 goniometern mit 12zölligen Kreisen zu erhalten vermag, ohne dass 

 die Schwierigkeit der Einstellung bei so genauen Messungen, auch 

 nur entfernt, jener gleichkommen würde, die bei genauen Gonio- 

 metermessungen zu Tage treten. 



Ein weiteres Problem, das mit den krystallographischen Mes- 

 sungen in engem Zusammenhange steht, ist das der Messung der 

 Winkel der optischen Axen der Krystalle, Messungen, die sowie die 

 der Krystallwinkel nach meiner Methode, sowohl in Luft als Flüssig- 

 keiten, ebenso an natürlichen, wie an geschliffenen Krystallen, ferner 

 eben so gut an grösseren als an mikroskopischen Krystallen, selbst 

 jenen in Pflanzenzellen und organischen Gebilden überhaupt sich 

 absetzenden vorgenommen werden können. Zu diesem Behufe ist das 

 Mikroskop mit einem grossen Objektivnikol versehen, als Polariseur, 

 und einer Turmalinplatte, einer Herapathitplatte oder einem Okular- 

 nikol als Analyseur. Bei schwachen Vergrösserungen und scharfer 

 Beleuchtung kann auch ein Obsidianplättchen als rerlektircndcr 

 Analyseur an das Okular angestrebt werden, was den Vorthcil bietet, 

 auch nachzeichnen zu können, wie mittelst des Sömmering'schcn 

 Spiegelchens. 



Das Mikroskop ist sonach ausser seiner Bestimmung als solches 

 verwendbar als Goniometer und als Polariskop und Polarimeter, denn 

 es lässt sich sogleich und mit einer einfachen Fin Schaltung eines 

 Gypskeils oder eines Bergkrystallplättchens für die teinte de passagc 

 zu Versuchen und zur Messung der Interferenz polarisirten Lichtes 

 und für Cirkularpolarisation, also als Saccharimeter verwenden. 



Alle Messungen, welche mit Janlins Univcrsalpolarimotcr zur 

 Messung der elliptischen und circulären Polarisation, der Polarisa-^ 



