133 



tionswinkel (Maximum der linearen Polarisation), der Polarisations- 

 azimuthe etc. vorgenommen werden können, lassen sich leicht und 

 mit grosser Präcision am Universalmikroskop vornehmen, wovon ich 

 mir erlaube, ein Exemplar aus der bekannten optischen Werkstätte 

 von Schieck in Berlin der königl. böhm. Gesellschaft der Wissen- 

 schaften hiermit vorzulegen. 



Mit Ausnahme des Schraubenmikrometers, der von einem 

 grossen Plösslischen Mikroskope herrührt und blos durch Herrn 

 Schieck an das Instrument adaptirt worden ist und der grossen 

 Nickole von Albert in Frankfurt bezogen, ist die sehr sorgfältige 

 Ausführung des eigentlichen, namentlich dioptrischen Theils von 

 dieser Firma besorgt und das Instrument mit 25 Vergrösserungen 

 von 20fach bis 700fach und mit Immersion von öOOfach bis 250Qfach 

 versehen. 



Beschreibung des UniversalmihrosJcopes. 



Auf einem hufeisenförmigen massiven Fusse von Messing sind 

 als Träger zwei Säulchen angebracht für eine horizontale kreisförmige 

 Scheibe, über dieser bewegt sich seitlich eine viereckige Platte, die 

 um eine vertikale Axe drehbar ist. In den Säulchen liegt eine 

 horizontale Axe, um die das damit fest verbundene Mikroskop drehbar 

 ist, so dass seine optische Axe in jede Lage gegen den Horizont, 

 sogar etwa 30° über denselben gedreht werden kann, also im 

 Ganzen 120°. In der Mitte der Säulchen ist ein flacher Arm mit 

 Anschlag um die optische Axe genau vertikal stellen zu können ; 

 dieser Arm trägt zugleich einen Concavspiegel zur Beleuchtung durch- 

 sichtiger Objekte mit Knie zur Einstellung und lässt sich ausserdem 

 auf- und abschieben und mit einer Druckschraube beliebig feststellen. 



Ober diesem Spiegel ist die kreisrunde oder viereckige Platte 

 durchbrochen und lässt sich eine kurze Messingröhre einstecken, die 

 zur schärferen Beleuchtung eine achromatische Linse, welche das 

 Licht 2500mal kondensirt, aufnehmen kann, oder die für polarisirtes 

 Licht zur Aufnahme des Polariseurs : einer Herapatitplatte oder eines 

 Nikols dient. 



Die Objekttischplatte trägt folgende Bestandtheile : 



1. an ihrem rückwärtigen Theile eine hohle vertikale Säule 

 mit Mikrometerschraube zur feinen Einstellung des Mikroskopkörpers, 

 dessen Röhre an dieser Säule mittelst eines Armes mit Schlitzröhre 

 festgeschraubt ist, so dass die optische Axe des Mikroskopes genau 



12* 



