134 



vertikal liegt und durch die Mitte der kreisrunden Oeíínung im 

 Objekttische hindurchgeht. 



Mit dieser Röhre ist auch ein Anschlag verbunden, der die 

 vertikale Stellung durch das Aulegen desselben an einen Vorstoss 

 unten am Fusse des Mikroskopes sichert. 



Der Arm, welcher die Mikroskopröhre trägt, ist zugleich Träger 

 einer Zahnradvorrichtung, die in die Zahnstange am Mikroskop ein- 

 greift und für die rohe Einstellung desselben dient. 



2. Am vorderen Theile trägt es die bereits erwähnte Röhre fin- 

 den Nichol oder die Herapatitplatte, zugleich dient diese Röhre zur 

 Aufnahme einer aplanatischen Beleuchtungslinse, welche als Konden- 

 sator wirkt. 



Für einige schwierig sichtbare Objekte, namentlich für Lampen- 

 licht, wählt man eine solche Stellung der Kondensationslinse, dass 

 dieselbe das Maximum der Kondensation gebe. 



Ist nämlich p die Brennweite des Spiegels, p' der Linse, 

 zJ ihr Abstand, d die Helligkeit, jene des Sonnenbildes mit blossem 

 Auge der Einheit gleichgesetzt, so ist 



* = 46656 (» +1, ',-^}'g 



v p' i p- 



wo x die halbe Oeíínung des Spiegels bedeutet. 



Man kann leicht ď bis auf 3000 bis 4000 bringen, was für 

 alle Fälle genügt, selbst beim Lampenlichte. Am besten eignet sich 

 eine gut brennende Petroleumlampe mit kreisförmigem Brenner. 



Operirt man mit polarisirtem Lichte, so wird nebst der apla- 

 natischen Linse noch der Ocularnikol oder aber die Herapatitplatte, 

 ersterer unterhalb gegen den Spiegel zu, letztere oberhalb der Linse 

 angebracht. 



Dieser Nikol hat einen Quadratzoll Oeffnung, um möglichst 

 viel Licht durchzulassen, die Herapatitplatte hingegen braucht keine 

 allzugrosse Oeffnung zu haben, da sie das bereits durch die Konden- 

 sationslinsc in einem schmalen Kegel condensirte Licht empfängt. 



Das Licht ist hier wenig schwächer als das bei gewöhnlichem 

 Lichte; die Farben polarisirender Objekte sind ausserordentlich 

 glänzend, und etwaige Messungen im polarisirten Lichte können 

 unter den günstigsten Verhältnissen für scharfes Sehen durchge- 

 führt werden. 



Natürlich werden die Grenzen der anwendbaren Vergrösserung 

 für polarisirtes Licht bei gleicher Lichtquelle wie für einfaches Licht 



