135 



etwas tiefer liegen, da doch in die Herapatitplatte und im Nikol ein 

 gewisser Lichtverlust eintritt. Aber selbst im polarisirten Lichte 

 kann man alle Beobachtungen bis zu TOOmaliger Vergrösserung bei 

 Sonnen- und Lampenlicht vornehmen. Bei Immersion ist darauf zu 

 sehen, keinen zu grossen Lichtverlust durch Anwendung von Ver- 

 grösserungen über 750 — 1200 zu veranlassen, wird auch nie erfor- 

 derlich sein, da in Pflanzenzellen abgesetzte Krystalle mit höchstens 

 öOOfaeher Vergrösserung ganz deutlich, scharf und wohlmessbar 

 erscheinen, für gewöhnliches Licht, wenn das Universalmikroskop als 

 Goniometer funktionirt, als auch für polarisirtes Licht, wenn es 

 Polarimeter wird. 



Endlich drittens ist am Objekttischchen das Objektivmikrometer 

 mit einer Schraube von y i00 Zoll Schraubenganghöhe und mittelst 

 Nonius au der in 100 Theile getheilten Trommel noch Viooooo Zoll 

 angebend, so befestigt, dass man mittelst der Schraube s mit Gegen- 

 druck einer Stahlfeder den Schlitten des Schraubenmikrometers einige 

 Grade gegen den Horizont neigen kann. Auf der entgegengesetzten 

 Seite bei h befindet sich eine Nuth, in der sich der Schlitten auf- 

 und abbewegt und durch eine darunter liegende Feder mit Gegen- 

 druck in seiner Lage unverrückt erhalten wird. In der Mitte des 

 Schlittens bei i befindet sich eine in der Mitte kreisförmig durch- 

 brochene, ebenfalls kreisförmige, um eine verticale Axe, die optische 

 Axe des Mikroskopes, oder um eine der letzteren parallele Axe 

 drehbar ist. Ober dieser Oeffnung c befindet sich das Ende der 

 Mikroskopröhre, an der die verschiedenen Objektive anzuschrauben sind. 



Am oberen Ende bei hh ist ein getheilter Kreis mit einer Druck- 

 schraube d befestigt, so dass sein Mittelpunkt in der Geraden durch 

 die optische Axe des Rohres und durch den Kreuzungspunkt zweier 

 im Okular ausgespannter Fäden sich befindet. Der Kreis ist in ganze 

 Grade getheilt, und hat 3.5 Zoll Durchmesser. Ein Nonius mit Mikro- 

 meterschrauben zur feinen Einstellung und Druckschraube gibt die 

 feine Einstellung und eine Ablesung von 4 Minuten im Bogen direkt 

 durch Schätzung '4 oder 24 Sekunden. 



Diese Vorrichtung dient als Oculargoniometer, und zu einigen 

 Beobachtungen im polarisirten Lichte. Das obere Ende der Mikro- 

 skopröhre ist geschlitzt und zwar hat es drei Schlitze zur Aufnahme 

 dreier Mikrometerschrauben, welche auf einen Ring, der in den Brenn- 

 punkt der letzten Linse durch Verschieben eingestellt werden kann, 

 wirken, so dass der Kreuzungspunkt der Fäden genau in die optische 



