136 



Axe, dem Mittelpunkt des Kreises entsprechend, und in den Brenn- 

 punkt des letzten Okulares einstellbar ist. 



Diese letztere Einstellung wird durch die Verschiebung des 

 Ringes zugleich mit der durch Schlitze in der Okularrühre durch- 

 gehenden Stellschrauben bewirkt, es fällt dann das Bild genau in die 

 Ebene der Fäden, und jeder Punkt desselben kann durch die Bewegung 

 des Schlittens mittelst der Mikrometerschraube des Objektivmikro- 

 meters und in der dazu senkrechten Richtung durch die Schraube h' 

 mit Federdruck, so wie durch Drehung der kreisförmigen Scheibe i 

 mit dem Kreuzungspunkt der beiden Fäden oder bloss mit einem 

 derselben in Kontakt gebracht werden. Endlich lassen sich über dem 

 Okular mittelst Druckschrauben oder blosses Aufstecken ein Nichol- 

 sches Prisma, eine Herapathit- oder Tnrmalinplatte, oder ein Obsidian- 

 spiegel befestigen, wenn im polarisirten Lichte beobachtet wird 



Das ganze Mikroskop sammt Tischchen lässt sich endlich über 

 dem Objektnichol, um eine vertikale Axe drehen, so dass man das 

 polarisirte Licht auslöschen kann, ohne den unteren oder oberen 

 Nikol zu berühren, was für einige Beobachtungen nothwendig ist 



Ich wende mich nun zu den einzelnen Verwendungen des Uni- 

 vérsálmikroskopeá,' als Mikroskop für Beobachtungen im gewöhnlichen 

 und im polarisirten Lichte, für Längen- und Dickenmessungen, als 

 Mikro- und Sphärometcr, für Winkelmcssungen und zwar am Objektiv- 

 mikrometer oder am Okulargoniometer, endlich als Winkelmess- 

 instrument im polarisirten Lichte zur Messung der Lage der 

 optischen Axcn, und der circulären und elliptischen Polarisation, 

 so wie der sogenannte Polarisationsmaximen im linear polarisirten 

 Lichte. 



1. Anwendung des UnwersalmiTcroskopes als Mikrometer und als 



Sphärometer. 



a) Als Mikrometer überhaupt. 



Man legt das in l /eo pariser Linien getheiltc Okularmikrometer 

 ein, und bewegt das Tischchen bis ein Theilstrich tangirt und sieht 

 nach, wo der andere Berührungspunkt des zu messenden Gegenstandes 

 sich befindet. Hat man am unteren Ende den Schraubenmikrometer 

 angebracht, so kann man zugleich mit dem Auge abschätzen und 

 mit diesem zur Controie nachmessen, wenn der andere Endpunkt des 

 zu messenden Objektes keinen Theilstrich berührt, Man muss aber 

 dann das eine der beiden mit Fadenkreuz versehenen Okulare ge- 

 brauchen. 



