139 



da nun a — a v sehr klein ist, so kanu man a — a v =s da setzen, 



A Ä 



also aa. — a- -\- ada, oder es ist sehr nahe — 5- =: — z- : nun ist 

 11 a- a- 



I — J = m- die _ Vergrößerung durch das Objektiv, die bekannt 



ist, oder doch leicht sich ermitteln lässt, also wird : 



- — — = dm" t=. da 



V 



da 

 d = — f-\ wo offenbar ó die Dicke 

 m- 



des Plättchens ď' und die noch unbekannte Dicke des Körpers re- 

 präsentirt, wenn man den Versuch so macht, dass man den Punkt 

 bestimmt, bis zu dem mau das Mikroskop herabschrauben muss, 

 damit mau einen scharfen Strich auf der Objektivtischplatte oder 

 einer dicken Glasplatte aa, die als Unterlage für beide Plättchen 

 dient, scharf sieht. 



Die Platte ď habe die Dicke d 2 , die Platte bb, 



die bekannte Dicke á., so ist offenbar: á — č. -\-ó . ýr^ 1 



also endlich die gesuchte Dicke : 



A da 



o„ = 5 o l 



m~ 



Auch kann diese Vorrichtung zur Bestimmung des Brechungs- 

 index dienen nach der bekannten Methode, indem man eine plan- 

 parallele Platte eiiies festen Körpers oder einer flüssigen Schichte, 

 in Bezug auf ihre Dicke bestimmt, und dann beim durchgehenden 

 Lichte die Verschiebung des Bildes gegen das Okular hin misst; 

 doch werden die Resultate keine grosse Genauigkeit geben, da man 

 bei nahezu senkrechter Incidenz arbeiten muss. 



Im Falle man eine grössere Dicke zu messen hat, ist es vor- 

 teilhaft, nicht allzu stark vergrössernde Objektive anzuv enden, da 

 man sonst mit der Mikrometerschraube am Mikroskope nicht aus- 

 langen würde, welche nur um wenige Umgänge drehbar ist. 



Will man sehr genau messen, so kann man obige Gleichung 

 auch so schreiben 



Í _ da 



a(a -^-da) ~~ cc(a -\- da) 



ö da 





