140 



da C . da 



6 



f, _ .*_) u -*Lf, _ *L) 



v a J m z V a J 



ó 2 — c ó = -„- (wr?<* — a) 

 m- 



was den vollständig genauen Werth der Gesammtdicke des bestimmten 

 Plättchens und der zu bestimmenden Dicke des untersuchten Kör- 

 pers gibt. 



2. Anivendung des Mikroskopes als Faden- oder Okular- 

 Goniometer. 



Die Yergrösserung zwischen 100 und 300mal genügt für diesen 

 Zweck und wird nur so gross genommen, um bei Drehung des 

 Okularfadenkreuzes, das scharf in die Sehweite eingestellt worden ist, 

 genau nachsehen zu können, ob der Kreuzungsfaden, wenn man gleich- 

 zeitig das drehbare Objekttischchen um seine Vertikalaxe dreht, nicht 

 den Scheitel des vorher auf den Durchkreuzungspunkt der lüden 

 gestellten Scheitel des zu messenden ebenen Winkels des Krystalles 

 verlässt, man verstellt mit der Hand oder mit der Schraube des 

 Tischchens senkrecht zur optischen Axe, oder mit der Mikrometer- 

 schraube des Schrauben-Mikrometers so lange bis dies der Fall ist, 

 auch muss man durch Durchführen des Krystalls im Gesichtsfelde 

 sich vergewissern, dass die Kanten des zu messenden Winkels in einer 

 zur optischen Axe vertikalen Ebene liegen ; nachgeholfen wird durch 

 die federnde Druckschraube am Schlitten des Mikrometers. 



Man stellt nun den Scheitel des ebenen 

 Winkels auf den Kreuzungspunkt o der Fäden abcd 

 und dreht so lange bis ein Faden die eine Kante oh 



Jh ^ deckt, notirt den Winkel a am Kreise des Okulars, 



dreht weiter bis derselbe Faden cd die Kante ol 

 deckt, die Winkelablesung sei nun ß, so ist ß - a = x 

 der gesuchte ebene Winkel ; man hat nun gleich 

 eine Kontrolle des mit dem Schraubenmikrometer 

 gemessenen oder berechneten Winkels, doch werden diese Messungen 

 immer an Genauigkeit jenen nachstehen, da die Centrirung der 

 optischen Axe und Einstellung auf den Scheitel des ebenen Winkels 

 ihre Schwierigkeiten hat und immer eine kleine Excentricität übrig 

 bleibt. 



