Hl 



3. Polarisationsgoniometer. 



Man legt ein achromatisches Kalkspathprisina auf das Okular, 

 erhält zwei Bilder z. B. einer rhorbischen Krystalltafel, durch Drehung 

 kann man jedes Paar Kanten zur Deckung bringen, einmal ac und bei 

 mit a'c' und b'el', dann wieder ab und cd mit a'b' 

 und c'cr', die beiden Lesungen abgezogen geben den 

 Winkel ?/, der von 180° abgezogen 180 — y — x den 

 gesuchten ebenen Winkel z. B. bei a' ergibt. Diese ° 

 Methode der Winkelmessung hat den Vorzug, dass eine Centrirung 

 des Scheitels des zu messenden Winkels entfällt, und daher kein 

 Excentricitätsfehler möglich ist, 



Die Kesultate sind daher auch genauer als nach der Franken- 

 heiin'schen Methode. 



Es enthält sonach das Universalmikroskop drei Goniometer für 

 ebene Winkel und man kann die erhaltenen Resultate gegenseitig 

 kontrolliren. 



Meines Erachtens ist diess der erste Apparat, der Winkelmes- 

 sungen mit solcher Präcision und auf dreifache Art zulässt, der 

 bisher konstruirt worden. 



Die Anwendungen des Mikroskopes für polarisirtes Licht sind 

 nachfolgende : 



I. Mikroskop mit polarisirtem Lichte. 



a) Man legt eine Herapathitplatte auf das kreisrunde Tischchen 

 des Schraubenmikrometers, und darauf das diaphane Objekt, ober 

 demselben am Okulare wird ebenfalls ein Plättchen von Herapathit 

 aufgelegt. Durch Drehung des Okularplättchens mittelst des Okular- 

 kreises findet man, ob : 



1) die Objekte überhaupt doppeltbrechen; 



2) ob sie ein oder zweiaxig sind, 



o) ob sie geradlienig, cirkulär oder elliptisch polarisirtes Licht 

 geben. 



Statt des Herapathits für schwachdiaphane Objekte und starke 

 Vergrösserungen findet man, dass es besser ist, den grossen Nikol 

 am Objekttische anzuwenden, und den kleinen direkt hinter die 

 Objektive zu schrauben mittelst einer au diese passenden Röhre, in 

 welcher derselbe gefasst ist. 



