142 



In diesem Falle kann das Mikroskop als 



IL Polarimeter 



dienen, indem man bei nugeänderter Stellung der Nikole vor und 

 hinter den Objektiven mittelst des Okularkreises, die Lage der Hy- 

 perbolen bei senkrecht zur Axe geschnittenen ein- und zweiaxigen 

 Krystallen, so wie mit dem Schrauben mikrometer die Durchmesser 

 der Ringsysteme und Lemniskaten messen kann. Misst man noch 

 mit dem Universalmikroskop die Dicke des Plättchens, indem man 

 es in ein Sphärometcr (siehe oben) verwandelt, so hat man alle 

 nöthigen Daten für die Berechnung der Interferenzerscheinungen 

 doppelt brechender Krystalle im einfachen und zusammengesetzten 

 Lichte. 



727. Polar isationssacchar i meter oder Polarimeter für circulärpolari- 



sirtes Licht. 



Ober den Objektivnichol, der in die Röhre eingesteckt worden, 

 befindet sich ein 5 — 10cm langes Röhrchen mit der Flüssigkeit und die 

 Bergkrystallplatte für die Teinte de passage oder die Doppelplatte aus 

 Bergkrystall, oder endlich ein Wild'sches Doppelprisma für die Inter- 

 ferenzstreifen. Auf die Okularröhre wird der grosse Okularnichol oder 

 aber die Herapathitplatte angebracht, woraus dann eine dem Dubosq- 

 Soleil'schen, Mitscherlich'schen und Wild'schen Saccharimeter analoge 

 Einrichtung resultirt. Durch Drehung am Okularkreise bestimmt 

 man bis auf 2 Minuten direkt, bis auf 0/2 durch Schätzung die 

 Drehung der Polarisationsebene; und bestimmt dann für die Normal- 

 flüssigkeit die Drehungskonstanten 



Für die Beobachtung geringer Drehungen wäre die Flüssigkeits- 

 säulc zu kurz, man muss dann den Versuch mit sehr scharfem Licht 

 so wiederholen, dass man: eine hinreichend lange Piöhre in einem 

 gewöhnlichen Halter sofest klemmt, dass das vom Heliostaten, oder 

 sonst einer Vorrichtung kommende scharfe Licht die Röhre in der 

 Richtung ihrer Axe als parallele Strahlen durchdringt, von da auf 

 den ebenen Beleuchtungsspiegel des Mikroskopes fällt, und so ins 

 Mikroskop selbst gelangt. Vor der Röhre gegen den Heliostat zu liegt 

 die Herapathitplatte oder der Objektivnichol, hinter der Röhre auf dem 

 kreisrunden Tischchen des Mikrometers die empfindliche Bergkrystall- 

 platte, die übrige Einrichtung ist ganz dieselbe, wie zuvor gesagt. 



Diese Einrichtung ist so empfindlich, dass man fast jede 

 Genauigkeit der saccharimetri sehen Analyse herausbringen kann, 



