145 



bis 0."3 oder 20 bis 30 Theilstriche des Mikrometers betragen, also 

 ganz gut messbar sein. 



Die Anwendung als Positionsmikrometer ergiebt sich aus obigem 

 von selbst. 



Nimmt man eine photographische Aufnahme von zwei verschie- 

 denen Standpunkten, deren Entfernung man genau kennt, so findet 

 man für einen bestimmten Fixpunkt, z. B. den Mittelpunkt des 

 Bildes, den Centralstrahl des Objektives mit dem photographirt 

 worden, die Distanzen verschiedener Punkte im Bilde sehr genau in 

 oben angegebener Weise, und das Bild kann sehr klein sein. 



Man erhält zwei Reihen von Positionswinkeln a bis a n , a bis 

 a n für die Hauptpunkte, und kann daraus leicht ihre Position finden, 

 und kartographische Aufnahmen mit wenigstens eben der Genauigkeit 

 machen, als es mit geodätischen Instrumenten geschieht. 



Die Anwendung einer rotirenden Kamera ist hier nicht noth- 

 wendig und jedes gute Objektiv mit rechtplanem Bilde wird genügen, 

 um die beiden Positionsbilder der ganzen Umgegend zu erhalten, 

 wenn man nur Sorge trägt, zugleich Fixpunkte in etwas kleineren 

 Distanzen, als dem Bildwinkel des Objektives entspricht, aufzustellen 

 und mit zu photographiren z. B. von 60° zu 60°, wenn der Bild- 

 winkel 70° umfasst; doch gibt es solche Objektive für die Ingenieur- 

 photographie, die bis 90° umfassen. 



Es ist klar, dass diess wesentlich die Zahl der Aufnahmen ver- 

 ringert : 



Besser ist statt der Fixpunkte das photographische scharf er- 

 leuchtete Bild eines Meters mittelst eines kleinen Planspiegels in das 

 Objektiv zu reflektiren, so dass wieder ein scharfes Bild des Meters 

 über die ganze Bildrläche und zwar im Centrum sich bildet, etwa 

 so wie es bei den Spektroskopen geschieht, *und dadurch hat man 

 gleich die Projektion auf den Massstab; das Objektiv muss dann 

 freilich eine ziemlich grosse Oeffnung besitzen. 



D. SpeJdromikrosJcop. 



Ich habe die Einrichtung getroffen eine spektroskopische Ocular- 

 röfare bestehend aus seitlich gestellter Mirc und Öfachen- Prisma 

 ä vision direkt mit Spalte ansetzen zu können, wie sie von Browning 

 in London für Spektralanalyse unter dein Mikroskope angefertigt 

 werden, namentlich für Messung der A'usorbtionstrcifen, für chemiche 

 und medicinische Zwecke, so dass das Universalmikroskop auch 

 Spektroskop wird. 



