160 



des Rephotographirprooeßses eben in der Anwendung negativer Ab- 

 weichungen liegt, denn betrachtet man die schönen Rutherford'sclien 

 Mondphotographien, die als Objekte für die erwähnten Vergrößerungen 



mittelst der Methode des Rephotographirens dienten mit einer Lupe, 

 so weiden die Rauheiten und Unregelmässigkeiten des Papiers der 



weiteren Vergrösserung bald eine Grenze setzen und man demnach 

 nicht mehr als mit blossen Auge sehen ; nimmt man aber ein gutes 

 aplanatisches Theaterperspektiv oder ein galilcisches Fernrohr (Feld* 

 Stecher), so wird man mit derselben Vergrösserung durch dieses mit 

 einer negativen Okularlinse versehene Fernrohr, wie bei der Loupe 

 viel mehr und ohne Vergleich schärfer sehen, denn wäre das Objektiv 

 auch nur angenähert aplanatisch, so wird die einfache negative Okular- 

 linse eine viel grössere negative Abweichung erzeugen, als die vom 

 Objektiv herrührenden positiven oder negativen Koste der Abweichung 

 und der Ausdruck 



<r 2 = ± *h ' <p — <Pi 



wird jedenfalls negativ sein, daher die von einem System positiver 

 Linsen erzeugte Abweichung korrigiren. 



Aehnlich verhält sich die Sache bei welligen Umrissen in Folge 

 der Luftbewegung, und wird wohl keine völlige, aber doch eine 

 ziemlich bedeutende Korrektion durch das widerholte Photographiren 

 mit entgegengesetzten Abweichungen eintreten können, wie eben die 

 völlige Schärfe der Schattengrenzen der Mondkrateron, bei 1220f acher 

 Vergrösserung von Papierphotographicn abgenommen, nachweist, und 

 bei der Sonne dürfte, da die Bildgrössen unter denselben Umständen 

 völlig denen des Mondes entsprechen, kaum ein Unterschied statt- 

 finden, wenn nur das Entstehen von Luftströmen im Fernrohre selbst 

 vermieden wird, es wird sich daher empfehlen, nicht nur Spiegel 

 von grosser Brennweite anzuwenden, die weniger die Luftschieliten 

 erhitzen, sondern auch die Anwendung von Röhren, Belbsl Metall- 

 röhren zu vermeiden, indem eine kurze Ansatzröhre an der Kamera 

 bei der völlig fixirten Lage des Bildes genügt. 



Eine weitere Anwendung für Zwecke der Spektroskopie wäre. 

 die Vergrösserung photographischer Spektren, um mit der größt- 

 möglichsten Schärfe die Wellenlängen der Spektralünien zu bestimmen, 

 oder die Koincidcnz von Linien verschiedener Spektren zu konsta- 

 tiren; und würde diese Methode vielleicht auch zu einem Resultate 

 gelangen lassen, bezüglich der Durchmesser der Fixsterne. 



Nehmen wir au, das Maximum liege bei 001 Sekunden, das 

 Minimum bei 0*001 einer Bogensekundc, so würde das 300zöl. Spiegel- 



