METE 



282 



METE 



faites. Celte indication est généralement négli- 

 gée. 



Du Thermomètre. — Le thermomètre doit être 

 exposé à l'air libre et au nord, appuyé contre un 

 arbre ou un poteau . afin que l'air puisse circuler 

 librement autour. Si vous le placez contre un mur, 

 laissez entre lui et l'instrument un courant de 

 quinze millimètres environ. 



J'ai piirlé plus haut du thermomètre Minima à 

 l'esprit-de-vin ; celui-ci se tient horizontalement 

 sur sa table , et est destiné à connaître le maximum 

 du froid , pendant la nuit; il est , à cet effet , armé 

 d'un petit index ou alidade qui reste fixe au point 

 le plus froid. Après l'observation , l'on penche 

 l'instrument, afin de ramener l'index à fleur de 

 la liqueur. 



De C Hygromètre. — Cet instrument est porta- 

 tif; son auteur est De Saussure. Il faut avoir soin, 

 dès l'instant qu'on le déplace ou qu'on ne s'en sert 

 plus , de fixer l'aiguille à son point de repos , ce 

 qui se fait en en dirigeant la pointe vers le nombre 

 10, et en baissant le bouton d'arrêt. Celte précau- 

 tion est d'autant plus nécessaire, qu'il importe 

 d'éviter le mouvement d'oscillation qui serait im- 

 primé à cette aiguille par le transport : le mouve- 

 ment fatigue les cheveux et dérange nécessaire- 

 ment l'hygromètre. Ne rendez sa mobilité à l'ai- 

 guille que lorsque l'instrument est à la place qu'il 

 doit occuper. L'hygromètre est d'une telle suscep- 

 tibilité, qu'il lui faut à peine trois ou quatre mi- 

 nutes pour que l'aiguille marche d'un point quel- 

 conque à l'humidité ou h la sécheresse. En plein 

 air , douze à quinze minutes suffisent pour qu'elle 

 arrive au terme où elle doit se fixer. Il est une cir- 

 constance où sa marche se manifeste plus lente- 

 ment, c'est quand l'air et le cheveu, étant déjà 

 très-secs , se dessèchent encore davantage. 



Afin que l'observation donne avec exactitude et 

 précision l'état actuel de l'atmosphère , tenez l'in- 

 strument en plein air, à l'exposition du nord, et 

 surtout garantissez-le des rayons directs ou même 

 réfléchis du soleil; de plus, ayez soin de le placer 

 au premier étage d'une maison, ou au moins à un 

 certain degré de hauteur, trois mètres au moins, 

 par exemple , au dessus du sol , pour éviter l'in- 

 fluence des vapeurs humides qui s'élèvent parfois 

 de la terre. Comme les observations hygrométri- 

 ques sont assez promptement faites, il est inutile de 

 laisser sans cesse son instrument au dehors; il de- 

 viendrait même fâcheux de l'y laisser exposé , les 

 pluies et les insectes pouvant le gâter et par con- 

 séquent le rendre inutile. 



De C Anémomètre. — Composé en 1 786 parEdme 

 Régnier, sous la direction de Buffon, cet instru- 

 ment, ainsi que son nom l'annonce, avÉ^ioç, vent, 

 perpÉM, je mesure , sert à connaître la direction des 

 vents et à juger le maximum de leur force. On le 

 place sur la plate-forme d'une tour, ou sur le 

 sommet d'un édifice ou d'une maison , ou même 

 sur un piédestal au milieu d'un jardin, d'un champ 

 assez élevé pour recevoir l'impulsion de tous les 

 ■vents. On leste la boîte avec du sable pour lui don- 

 ner une assise solide , et on dirige la rosette des 



vents dans l'alignement du sud au nord; lorsque 

 cette disposition est faite , on n'a plus , à chaque 

 observation, qu'5 pousser le petit index de cuivre 

 contre la plaque mobile , et à ramener les deux ai- 

 guilles de la rosette des vents contre la cheville de 

 la girouette. Bientôt elles sont séparées par le 

 mouvement de la girouette : le point intermédiaire 

 entre les deux aiguilles indique le terme le plus 

 constant. La plaque opposée au courant d'air re- 

 pousse aussi l'index à un degré quelconque, et ce 

 degré fait connaître le maximum de la force du 

 vent. Il est inutile de dire que , h chaque nouvelle 

 observation , il faut repousser l'index contre la 

 plaque qui le fait agir; autrement on ne pourrait 

 pas juger quel peut être le point où elle est parve- 

 nue; mais ce qu'il est bon de savoir, c'est que 

 chaque degré équivaut à un hectogramme. 



De CHyétometre. — Destiné à faire connaître la 

 quantité d'eau de pluie tombée , l'hyétomètre se 

 place en un lieu semblable à celui fixé pour l'ané- 

 momètre. On le visite aussitôt qu'il a plu , surtout 

 en été , à cause de la prompte évaporation , ce qui 

 causerait une erreur plus ou moins grave dans 

 l'observation, principalement quand elle est faite 

 comparativement. On a la quantité par le niveau 

 de l'eau à la plaque graduée en centimètres et mil- 

 limètres. 



De C Electromètre. — Comme les observations 

 avec cet instrument en demandent deux et même 

 trois pour fournir des indications de quelque uti- 

 lité , l'on peut différer d'en faire usage jusqu'à ce 

 qu'il ait été perfectionné. Il en est de même pour le 

 thermomètre de Jurgensen, de Copenhague, propre 

 à faire connaître avec précision la température 

 moyenne d'un jour, d'un mois ou d'une année; et 

 pour l'eethrioscope de Leslie , de Londres, qui, 

 exposé en plein air ,' indique à chaque instant de 

 la nuit et du jour , malgré leurs inconstans effets , 

 les impressions variables et les ondulations de fraî- 

 cheur ou de froid envoyées dans tous les temps 

 des "régions supérieures de l'atmosphère vers la 

 surface du globe. Il faut avoir acquis une certaine 

 expérience avant d'en inscrire les résultats. 



De la Boussole. — A l'endroit destiné pour le 

 placement de la boussole , il faut prendre son point 

 de l'étoile polaire, tracer une ligne méridienne 

 bien juste et indiquer le nord et le sud suivant la 

 direction de celte ligne, afin de juger delà décli- 

 naison de l'aiguille. Le premier géomètre venu, 

 employé au cadastre , étant familiarisé avec ces 

 sortes d'opérations, peut tracer cette ligne chez 

 celui qui craindrait de se tromper. Une fois ce 

 point exactement donné , et établi dans un endroit 

 très-éclairé ou proche des fenêtres , on aura soin 

 que le pivot de l'instrument soit bien perpendicu- 

 laire, c'est-à-dire que sa boîte soit placée hori- 

 zontalement et qu'il n'y ait aucun ferrement , ni 

 même des clous à une distance au moins de trois à 

 quatre mètres en tous sens. 



Tous ces divers instrumens , confectionnés avec 

 soin , se trouvent, à des prix très-modérés , chez 

 Chamblant , ingénieur-opticien , rue Mazarine, 48, 

 avec des états -modèles qui donneront de l'ensem- 



