vom 30. Juli 1868. 487 



Flüssigkeiten, deren galvanische "Widerstände bestimmt waren, 

 das Leitungsvermögen für Wärme. 



Im Folgenden werde ich nun die Methode schildern, nach 

 der der galvanische "Widerstand bestimmt wurde, und sodann 

 kurz die gewonnenen Resultate angeben. 



Der leitende Gedanke, welcher die Zusammenstellung des 

 Apparates bedingte, war folgender. Um ein bestimmtes Quan- 

 tum der zu untersuchenden Flüssigkeit abzugrenzen, sollte ein 

 Heberrohr mit derselben gefüllt werden, und dieses sollte mit 

 den Elektroden und den zuleitenden Flüssigkeiten in der Weise 

 verbunden werden, dafs die Zahlenwerthe für den galvanischen 

 Widerstand der im Heberrohr enthaltenen Flüssigkeit möglichst 

 grofs wurden gegen die des Widerstandes der zuleitenden Flüs- 

 sigkeiten und der Ungleichheit und Polarisation der Elektroden. 

 Um aber diese letzteren unvermeidlichen Gröfsen bei jedem 

 einzelnen Versuche ausschliefsen zu können, sollte ein zweites 

 Heberrohr von solchen Dimensionen, dafs der Widerstand der 

 darin enthaltenen Flüssigkeit entweder bedeutend gröfser oder 

 kleiner als der im ersten Rohre war, in derselben Weise 

 mit den Elektroden verbunden werden. Der Widerstand der 

 Flüssigkeit allein konnte nämlich nun aus der Differenz beider 

 Zahlenwerthe bestimmt werden, wenn nur in der Zeit zwischen 

 beiden Beobachtungen keine Veränderung an den Elektroden 

 oder in den zuleitenden Flüssigkeiten eingetreten war. Es soll- 

 ten ferner die Widerstandsbestimmungen auf Quecksilber als 

 Einheit bezogen werden. 



Es wurden demnach zwei weite Glasgefäfse mit einer concen- 

 trirten Lösung von Zinkvitriol gefüllt, und in dieselben möglichst 

 grofse Elektroden von amalgamirten Zink hineingesetzt. Auf 

 diese Elektroden kamen Zellen aus gebranntem Thon und die- 

 selben wurden durch ein Heberrohr überbrückt. Thonzellen 

 und Heberrohr wurden mit der zu untersuchenden Flüssigkeit 

 gefüllt. 



Die Zinkelektroden des Apparats wurden mit den Zuleitungs- 

 drähten des einen Zweiges einer Wheatstoneschen Brücke 

 verbunden, während sich im andern Zweige ein Normal-Etalon 

 von 0,1 bis 50000 S im ens sehen Einheiten befand. Es wurde 

 von diesem Etalon immer ein solcher Widerstand eingeschal- 



