— 71 — 



6) I 4 tubi successivi e, e', d, e della complessiva lunghezza di m. 

 1,80 servono a fissare il CO 2 . 1 tubi e & contengono pezzetti di pomice im- 

 bevuta di soluzione di potassa al 50 %» ^ tubo e piccoli pezzetti di potassa 

 solida; il tubo d pomice imbevuta di acido solforico. Si riconobbe la neces- 

 sità di aggiungere questo tubo per trattener l'acqua che la corrente d'aria 

 secca toglieva alla pomice potassica e che fissandosi nella potassa solida 

 ostruiva presto il tubo e impedendo così il regolare funzionamento dell'ap- 

 parecchio. Anche questi 4 tubi si pesano insieme. 



7) Il tubo controllo f, lungo 35 cm , riempito di potassa solida in 

 pezzetti, indica se l'assorbimento di CO 2 nei tubi precedenti è perfetto. 



8) Finalmente il cilindro strozzato E che contiene cloruro di calcio 

 spugnoso serve ad impedire che il tubo f assorba il vapor acqueo dell'aria 

 esterna. 



I diversi tubi ad U sono poi riuniti fra di loro mediante tubi di gomma 

 elastica di ottima qualità, molto spessi e che si adattano perfettamente. 



Non insistiamo a lungo sulle norme da seguirsi pel funzionamento rego- 

 lare di questo apparecchio e degli altri consimili che ci servirono nelle ul- 

 teriori ricerche. Condizioni essenziali per raggiungere lo scopo sono: una 

 buona preparazione della pomice solforica e potassica, l'uniforme riempimento 

 dei tubi, il regolare andamento della corrente d'aria e la perfetta tenuta di 

 ogni parte dell'apparecchio e dell'apparecchio insieme riunito. 



Eiguardo alla preparazione della pomice solforica ci servimmo di una 

 pomice spugnosa di ottima qualità, ridotta in pezzetti della grossezza di un 

 pisello, i quali dopo essere stati fortemente calcinati venivano introdotti an- 

 cora caldi nell'acido solforico bollito contenuto in una boccia a tappo sme- 

 rigliato. Mediante un contatto prolungato coll'acido, l'assorbimento era suf- 

 ficiente. Lo stesso processo adottammo per la preparazione della pomice 

 potassica. 



La corrente di aria adoperata nelle prime ricerche era fornita da un 

 gassometro ordinario. In seguito però per maggior comodità ci siamo serviti 

 di una piccola pompa JBunsen di vetro (vedi F nella tavola) di cui facilmente 

 si regolava l'aspirazione modificando l'afflusso dell'acqua. 



Abbiamo studiato da principio l'influenza della velocità con cui l'aria 

 attraversava l'apparecchio per rispetto agli aumenti subiti dai tubi fissatori 

 dell'acqua e dell'anidride carbonica fornita dal seme. Con pomice fresca- 

 mente preparata, qualunque fosse la velocità dell'aria trasfusa nell'apparec- 

 chio, questi corpi venivano interamente trattenuti nei tubi a a 1 a" e e c'\ 

 ma come però è naturale, dopo qualche determinazione, l'assorbimento non 



