51 



Fig. 5. 



Die obigen Proben zeigen, ob das Objectiv über oder unter 

 corrigirt ist, d. h. ob l^ zu gross oder zu klein ist, man braucht 

 daher nur die Linsendistanz zu verkleinern, wenn das Objectiv über- 

 corrigirt und zu vergrössern, wenn es untercorrigirt ist, um die 

 letzten Spuren der sphärischen Abweichung zu corrigiren. 



Die Köhre rr' trägt die Correctionslinsen und den 45° gegen 

 die Axe geneigten Planspiegel S, dessen 

 Neigung gegen die Axe durch die Schraube 

 K corrigirt wird. Die Röhre ist seitlich 

 aufgeschnitten, um den Strahlenkegel 

 senkrecht zur Röhrenaxe austreten zu 

 lassen. Die zusammengelegten, nicht ge- 

 kitteten Correctionslinsen lassen sich mit 

 ihrer Fassung, die aussen ein Micrometer- 

 Schraubengewinde trägt, in die Röhre rr' 



anschrauben und daher sehr langsam der Fläche des Concavspiegela 

 nähern oder entfernen, bis sie z. B. mit Anwendung des schärfsten 

 Oculars das feinste Detail auf den Planeten oder die feinsten Doppel- 

 sterne erkennen lassen. 



Durch Einlegen eines dünnen, genau abgedrehten Ringes zwi- 

 schen die Linsen lässt sich dann auch noch die geringe Abweichung 

 ausser der Axe beheben, wenigstens theilweise, weil man hierin nicht 

 zu weit gehen kann, ohne den vollkommenen Achromatismus des 

 Linsensystems zu gefährden. 



Es muss nämlich sein: 



(0„ 



CO, 



— :2_l_jr3_o 



also — i?2 = 1^3 1 wenn «2 = Wj ; da 

 _o^_^M|3^0, seist 



2^2 



Vi 



— ^ =: — — o ; da ferner : 



«2 1^3 



Vi 



Vz 



= \ — - so ist 



^P2 



_»3 ^«2 Vl^ 



auch <0j =: Wj ist, so kommt 



rVi ' wegen 1)3=1)21 da 



