( 456 ) 
d'obturateursdifférents. Dans ces expériences, le nombre, 
la nature et la netteté des changements de couleur que 
présente l'image de l'étoile scintillante, déployée en cercle 
dans la lunette, varient beaucoup selon l’étendue de la 
partie libre de Pobjectif. 
L'instrument dont je me suis servi pour ces expériences 
est une lunette astronomique d'un pouvoir amplifiant de 
80 fois en diamétre, et dont Pobjectif présente une largeur 
de 77 millimètres. Sa surface a été successivement réduite 
à la moitié, puis au quart en étendue, à l’aide d'obtura- 
teurs percés chacun d’une ouverture centrale appropriée à 
ces réductions. Près de Voculaire de la lunette est adapté 
le second des deux scintillomètres que j'ai imaginés. Il se 
compose essentiellement d'une lame circulaire de verre 
épais, montée obliquement , en avant des lentilles de l'ocu- 
laire, sur un axe de rotation parallèle à l'axe de figure 
de l'instrument, de façon que cette lame traverse, dans 
toutes ses positions, le faisceau de rayons lumineux con- 
vergeant vers Voculaire. Un mécanisme placé en dehors de 
la lunette imprime à la lame de verre un mouvement de 
rotation rapide qui est réglé d’ailleurs par un frein. L'inter- 
position continue de la lame, sous des inelinaisons variant 
régulièrement, près du sommet de convergence des rayons 
émanant d'une étoile, fait décrire à son image une circon- 
férence complète dans la lunette. Quand l'étoile ne scintille 
pas, celte circonférence forme un trait continu présentant 
la teinte naturelle de l'étoile; mais dès quelle scintille, 
cette courhe se fractionne en ares teints de vives couleurs, 
variant rapidement, et parmi lesquelles brillent ordinaire- 
ment le rouge, le jaune, le vert, le bleu, selon les caractères 
de la scintillation, qui dépendent de la nature, de l'éléva- 
