(77S) 



L'appareil recepteur est le cylindre enregistreur de 

 Marey place horizonlaleraent (axe rapide faisant un tour 

 en une seconde et demie). Le style de notre ievier inscrip- 

 tear dcrit sur un papier tres-lisse (papier porcelaine k 

 I'acetate de plomb ) legerement enfume. La vitesse de 

 rotation du cylindre est controlee par un chronographe 

 inscrivanl cent, deux cent cinquante vibrations doubles 

 par seconde (signal Marcel Desprez et diapasons interrup- 

 teurs du courant electrique). 



Nous excitons le muscle par I'electricite. Deux elec- 

 trodes en platine fixes au myographe sont en contact avec 

 les deux extremiles du muscle : ils sont relies a la bobine 

 induite du chariot de Du Bois-Reymond alimente par une 

 pile composee de trois elements (zinc, charbon, acide sul- 

 furique dilue) disposes en tension. Une clef est intercalee 



Secousse miisculaire. — Une disposition sp^ciale (voir 

 plus loin la figure pour la mesure de la vilesse de propa- 

 gation de I'influx nerveux) nous permet de fermer et d'in- 

 terrompre le courant k un instant precis correspondant 

 toujours a la meme phase de rotation du cylindre enre- 

 gistreur. Nous avons fixe au bord du cylindre une petite 

 tige metallique polie (aiguille d'acier). Un support massif 

 plac6 dans le voisinage porte une seconde aiguille d'acier 

 ^alement horizontale formant avec la premiere un angle 

 droit. L'un des fils de la pile est reli6 au cylindre et, par 

 consequent, a la premiere aiguille, I'autre k la seconde 

 aiguille. A chaque tour du cylindre, les deux aiguilles se 

 touchent et le courant passe. Nous pouvons, en d^plagant 

 plus ou moins la seconde aiguille, faire varier la dur^e du 



