( 7) 

 autant qne possible, I'equilibre tie temper; 

 dilalometre et le bain dans lequel cet 

 chaiiffe; M. De Heen fail connailre un perfeclionnement 

 tres-simple qu'il a apporle dans la maniere de se servir du 

 therraometre a poids, perfeclionnement qui a pour effet 

 de rendre cet appareil apte a mesnrer la dilatation, non- 

 seulement du mercure, mais aussi de tous les liquides qui 

 mouilient le verre. II consiste a placer le ihermomelre a 

 poids, verticalement, dans un bain a chauffer, de maniere 

 que le tube de degagemeni, qui est droit et ouvert en 

 mince paroi, soil dirige vers le bas; I'instrument etant 

 rempli par le liquide a etudier ainsi que par une petite 

 quanlite de mercure, ce dernier, plus dense, vient remplir 

 le lube de degagemeni; el Tapparei! peut fonclionner 

 comme s'il contenait seulement du mercure. 



M. De Heen ne parait pas cependant s'etre servi de cet 

 appareil a cause des difficulles que Ton rencontre a le 

 mettre en equilibre de temperature avec le ihermomelre 

 destine a indiquer la temperature a laquelle on a porte le 

 bain de chauffe: il a donne la preference au dilalometre 

 dont se sont servis MM. Pierre et Kopp; seulement il I'a 

 modific d'uno maniere avantageuse. 



Celle modification consiste a donner, au reservoir de 

 I'appareil de MM. Pierre et Kopp, une surface Ires-grande 

 relativement a son volume. Pour cela , M. de Heen le 

 construit au moyen d'un lube en verre, de 0'",005 de 

 diamelre interieur, qu'il tourne en spirale pour diminuer 

 la place qu'il occuperait en longueur : ce reservoir est 

 muni d'un lube gradue, destin^ aux lectures des dilata- 

 tions et d'un tube 5 robinel, ayanl pour objet de permettre 

 I'ecoulement du liquide dilale. Dans ces conditions, cet 

 appareil peut se mettre rapidemenl en Equilibre de temp^- 



