(199 ) 
détermination de la conductibilité calorifique des liquides 
puisse se faire aisément dans tout laboratoire de physique, 
cette grandeur présentant une importance considérable au 
point de vue de l'étude de la constitution de la matière. 
Echelle 14 
FIG. 4. 
L'appareil dont nous avons fait usage se compose de 
deux disques en cuivre de 0",15 de diamètre sur 13"",4 
d'épaisseur. Ces deux disques peuvent être superposés et 
maintenus à distance à l’aide de trois petites cales en 
verre dont on peut faire varier l'épaisseur afin de modifier 
les Conditions de l'expérience. Au milieu de l'épaisseur du 
disque inférieur a été creusé un enfoncement cylindrique 
T dans lequel on peut introduire un thermomètre très 
sensible et très délié. Ce disque est muni à sa partie infé- 
rieure d'un cylindre en laiton a, à l'intérieur duquel se 
trouve disposé un disque d de même métal. Dans ces con- 
ditions, l'eau qui est destinée à amener la surface inférieure 
du disque en cuivre à une température déterminée est 
amenée par le tube et forme une nappe liquide mobile. 
