PHÉNOMÈNES DE SURVIE APRÈS LA. MORT GÉNÉRALE. 87 



Avant de commencer l'exposé de ces expériences, je dé- 

 crirai Feudiomètre de précision de M. Chauveau, instru- 

 ment avec lequel ont été faites toutes les analyses de gaz 

 publiées dans ce travail. La figure 18 représente une vue 

 générale de cet appareil. 



Cet instrument est composé essentiellement des parties 

 suivantes : 



1° Un tube mesureur destiné à effectuer les mesures sur 

 le gaz en expérience ; 



2° Un laboratoire dans lequel s'effectue l'absorption de 

 l'acide carbonique et la combinaison de l'oxygène à l'hydro- 

 gène par l'étincelle électrique; 



3° Z7n tube d'aspiration, destiné à amener le gaza analyser 

 dans le mesureur ; 



4° Un robinet à 3 voies 

 rectangulaires (en T) per- 

 mettant de faire commu- 

 niquer ensemble les 3 

 parties précédentes; 



5° Un tube comparateur^ 

 destiné à effectuer au- 

 tomatiquement les cor- 

 rections de température 

 et de pression ; 



6° Une lunette servant 

 à faire les lectures de vo- 

 lume sur les tubes gra- 

 dués. 



Mesureur. — C'est un 

 tube en Y (fig. 19) dont 

 une branche A est graduée 



et rehée au robinet à 3 voies R. L'autre branche B s'ouvre 

 librement à l'air. La partie C du tube est tixée sur la 

 plaque D, puis reliée par un tube en caoutchouc au ré- 

 servoir à mercure E, qui peut être élevé ou abaissé. Le ca- 

 libre intérieur du tube est de 8 millimètres environ; dans la 



Fig. 19. 



