90 



M. TliiiiOT. 



volume subie par les 5 centimètres cubes d'azote à la tempé- 

 rature et la pression actuelles. Les volumes du mesureur et 

 du comparateur étant mesurés à la même température et à 

 la pression atmosphérique, le volume du gaz analysé sera 

 ramené à 0° et 0^^,760 par un calcul très simple. Si par exem- 

 ple le volume lu au comparateur est de 5'', 4 et le volume 

 lu au mesureur 12'% on ramènera ce dernier àO'' et 760 mil- 

 limètres en effectuant le calcul suivant : — — - — . 



5,4 



La correction de tension de la vapeur d'eau est faite en 

 même temps que les corrections de température et de pres- 

 sion, les gaz contenus soit dans le comparateur soit dans 

 le mesureur étant toujours saturés de vapeur d'eau. Dans 

 le comparateur, on a introduit en même temps que Fazote 

 une très petite quantité d'eau qui comble l'espace angulaire 

 compris entre la paroi de verre et le ménisque de mercure 

 (fig. 22). La même opération est faite à chaque analyse pour 

 le mesureur. 



^9 



^10 



■ 



Fig. 22. 



Fis:. 23. 



Lunette. — C'est une lunette ordinaire portant un niveau N 

 (fig. 23). Elle est supportée par 2 pièces B et C appliquées sur 

 la pièce D. Une vis E (fig. 24) fixée dans une pièce F qui 

 permet de la manœuvrer, s'engage dans la pièce C sur laquelle 



