PHÉNOMÈNES DE SURVIE APRÈS LA MORT GÉNÉRALE. 91 



Fis. 24. 



elle se visse. La pièce D servant de point d'appui à la pièce F, 

 on voit qu'en faisant tourner celte dernière, on élèvera ou on 

 abaissera C, et par suite l'extrémité H de la lunette, l'autre 

 extrémité K restant à peu près immobile. En tournant, la vis 

 entraîne avec elle la pièce L mobile sur un arc A, divisé en 

 100 parties (en pratique, c'est la partie L' qui, poussée par 

 le doigt, fait mouvoir la vis E 

 et déplace l'axe optique de 

 la lunette dans un plan verti- 

 cal). — Le tout est réglé de 

 telle sorte que, le trait de 

 repère tracé sur la partie L 

 coïncidant avec le de la 

 graduation de l'arc, et l'axe 



optique passant par un trait de graduation A (fîg. 25) 

 du comparateur ou du mesureur, cet axe vient exactement 

 passer par le trait de graduation suivant, C, lorsqu'on 

 amène L' de à la division 100 (fig. 23). On comprend 

 donc facilement que, le ménisque de mercure occu- 

 pant la position intermédiaire B (fîg. 25), si la partie L' 

 (fig. 23) est déplacée de manière à amener l'axe optique de 

 la lunette à passer par le sommet du ménisque, le che- 

 min parcouru sur l'arc divisé indiquera la distance AB en 



A P 



unités égales à — — (fig. 25). Or, dans la graduation du mesu- 



i ce 



reur et du comparateur, une division AC a la valeur de — . 



Donc une division de l'arc a une valeur de 



2000 



Ainsi, les 



divisions de cet arc indiquent des demi-millièmes de centi- 

 mètre cube. 



L'axe optique de la lunette est donné par 2 fils rectangulai- 

 res placés dans son intérieur, l'un horizontal, l'autre vertical ; 

 voici maintenant la manière d'effectuer les lectures : la lunette 

 étant placée sur le côté gauche de l'eudiomètre (fig. 26) est 

 dirigée vers un miroir E placé en arrière, et dans lequel se 



