92 



M. TlJSi§iOT. 



reflètent les images du comparateur et du mesureur. Les gra- 

 duations de ces tubes sont placées du côté du miroir, sur la 

 face F. La lunette est d'abord mise horizontale à l'aide des 

 vis A et B, puis elle est déplacée verticalement et l'axe optique 

 amené le plus prèspossible du ménisque de mercure au niveau 

 duquel on veut faire la lecture. Cela fait, en tournant légè- 

 rement la vis C, on amène facilement l'axe optique à coïn- 

 cider avec le trait de graduation convenable (A, fîg. 25) ; 

 puis, par la manœuvre indiquée plus haut, on recherche la 

 valeur de AB. 



Fig. 25. 



Fig. 26. 



En déplaçant la vis C, on modifie quelque peu l'horizontaHté 

 de lalunette, mais d'une quantité si faible, qu'il est impossible 

 d'en apprécier l'influence sur les lectures. 



L'appareil nous étant connu, je vais décrire le manuel 

 opératoire de l'analyse d'un mélange gazeux. Il faut en pre- 

 mier lieu mettre l'appareil en marche, ce qui consiste : 



r Aremplirl'ampouleDd'unesolution de potasse à JOp. 100 

 (fig. 20).^ 



2° A disposer une petite quantité de cette solution sur le 

 mercure du réservoir A. 



3° A remplir d'un gaz inerte et à la pression atmosphéri- 

 que, l'espace compris entre le trait de repère r et le robinet B. 



Ces opérations s'effectuent de la manière suivante : On 



