96 II. TliilliOT. 



du laboratoire (F, fîg. 20. Le robinet P reste ouvert). 



On met le robinet B en position 3. Le gaz passe dans le 

 mesureur. On abaisse, rapidement d'abord, puis lentement, 

 le réservoir de celui-ci jusqu'à ce que la potasse vienne 

 affleurer au trait de repère r (fig. 20) ; à ce moment, on 

 ferme le robinet P ; le robinet B restant ouvert, on amène 

 le gaz à la pression atmosphérique dans le mesureur, puis 

 on amène le robinet B à la position 2 d'abord, puis à la 

 position 1, pour laisser pénétrer le mercure jusqu'au trait 

 de repère 0, et enfin à la position définitive 2. On rétablit 

 la pression atmosphérique dans le mesureur et on fait la 

 lecture. 



D. Opérations complémentaires , après chaque analyse effec- 

 tuée et avant chaque analyse à effectuer. — Après chaque 

 analyse, il faut procéder au renouvellement de la potasse. 



L'analyse étant terminée et l'appareil étant dans le même état 

 qu'à la fin de la série d'opérations G, on abaisse le réservoir F. 



On ouvre les robinets N et P (fig. 20). La potasse de l'am- 

 poule D arrive dans le laboratoire et le remplit, en se mélan- 

 geant à celle de l'analyse précédente. Quand elle arrive au bas 

 du réservoir A, on élève F, la potasse rentre dans l'am- 

 poule D; quand le mercure arrive au niveau de la pointe du 

 tube intérieur du laboratoire, on ferme P. 



Si l'on juge qu'il reste encore trop de potasse, on fait ar- 

 river doucement le gaz du mesureur (résidu de l'analyse 

 précédente) dans le laboratoire, en laissant fermé le robi- 

 net P, et N ouvert. Une nouvelle quantité de potasse rentre 

 dans l'ampoule D. On ferme N quand on juge convenable la 

 quantité de potasse restante. 



Après chaque analyse, et ces dernières opérations étant 

 terminées, il faut ramener l'affleurement de la potasse au 

 trait r (fig. 20), si l'analyse suivante doit être faite de suite. 



S'il doit s'écouler un temps plus long jusqu'à la prochaine 

 analyse, le résidu est partagé entre le mesureur et le labo- 

 ratoire, et mis à la pression atmosphérique. 



Indications complémentaires . — Il est nécessaire d'employer 



