136 M. TISSOT. 



cure R, qui, par suite de celte disposition, sert successi- 

 vement à faire fonctionner les deux voluménomètres. Ces 

 deux derniers sont immergés dans une cuve à eau (fîg. 36) 

 dont les parois sont formées par des glaces ; il y a en plus 

 dans cette cuve : 1° un thermomètre très sensible; 2° un fil 

 à plomb construit avec crin de cheval très fin et destiné à 

 régler la position du réticule de la lunette. 



Les lectures sont faites sur les voluménomèlres à l'aide de 

 la lunette décrite avec l'eudiomètre de précision (page 90). 

 Elle est réglée de manière que les 100 divisions de l'arc 

 gradué correspondent à un dixième de centimètre cube. La 

 valeur du millimètre par rapport à l'arc divisé est calculée 

 une fois pour toutes ; après chaque lecture une correction 

 est faite sur le chiffre obtenu. 



Je passerai sur les autres détails de construction de Tap- 

 pareil, détails dont on se rendra suffisamment compte sur la 

 figure 36. 



Voici maintenant le manuel opératoire : 



Les deux muscles étant extraits aseptiquement du corps 

 sont placés dans les deux flacons. 

 Les bouchons de ceux-ci sont lûtes 

 extérieurement, puis les deux flacons 

 placés dans la cuve en zinc destinée 

 à les recevoir. Cette cuve est ensuite 

 intercalée dans l'appareil. Les tubu- 

 lures des flacons sont réunies à l'aide de tubes de caout- 

 chouc, d'une part aux branches h,c du robinets; (fig. 38), 

 d'autre part aux branches horizontales des voluméno- 

 mèlres. Ces ligatures, dont une est représentée ici (fig. 41), 

 sont constituées par un tube en caoutchouc a main- 

 tenu à chaque extrémité par plusieurs tours de bandes de 

 caoutchouc h; le tout est recouvert par un manchon de 

 caoutchouc c, ligaturé à ses deux bouts et rempli d'eau. 

 Toute rentrée d'air est ainsi rendue impossible. 



Ces hgatures étant terminées, on établit les communica- 

 tions : . 



