138 II. TI^ISOT. 



trait de repère d (fig. 43) où on l'arrête en fermant le 

 robinet a. Les deux robinets sont alors dans la position 

 représentée par la figure 43 ; 



3° On abaisse le réservoir k (fig. 38), et on fait communi- 

 quer isolément le flacon rempli d'air, avec g. Le mercure 

 de la branche ^rentre en g avec une certaine quantité d'air. 

 On tourne ensuite a! pour établir la communication entre la 

 trompe et le flacon. On fait passer à nouveau un courant d'air 

 rapide pendant quelques instants, puis on répète pour ce 

 flacon les mêmes opérations qui ont été pratiquées pour 

 l'autre. Ensuite, on laisse la pression atmosphérique se réta- 

 blir dans le flacon, puis on ferme le robinet du voluméno- 



Fig. 44. 



mètre. Dans le flacon à hydrogène, la pression atmosphé- 

 rique est établie à l'aide du voluménomètre correspondant; 

 l'horizontalité des niveaux du mercure dans les deux branches 

 de ce dernier est étabhe à l'aide de la lunette, puis le robi- 

 net est fermé. L'appareil se trouve alors dans la position 

 représentée par la figure 44. 



Cette série d'opérations, bien que paraissant compliquée, 

 se fait en 4 ou 5 minutes. Au moment oii l'on ferme le ro- 

 binet d'un voluménomètre, on note exactement l'heure, la 

 pression atmosphérique et la température de l'eau dans la 

 cuve en zinc. Ces données difl'èrent naturellement pour les 

 deux flacons, car on laisse 30 minutes d'intervalle entre le 

 commencement de l'expérience pour chacun d'eux. On Voit 

 donc que dans chaque flacon, le volume de gaz contenu 

 entre les parties A et // est connu avec exactitude, la capa- 



