﻿OPTI 



5G6 



01»T[ 



^ment dans le second DC^qui glisse également dans 

 le troisième Fil, qui est pins large, et à la partie 

 inférieure duquel estjfixéela lentille objective m n. 

 Ce tuyau s a}^\)ei\G porte-objectif. Enlreledeuxi'me 

 et le troisième tnyau , on place un diaphragme IR 

 circulaire d'un diamètre connu. Le tout ainsi dis- 

 posé , on fiiit mouvoir le porte-oculaire de manière 

 à voir nettement le diaphragme qui est alors arrêté 

 juste au point où devront être amenées par la ré- 

 fraction les images ou objets que l'on veutobscrver. 

 Au dessous et en face. du porte- objectif, il y a un 

 anneau circulaire double, ou plutôt deux anneaux 

 soudés l'un h l'autre par un des points de leur 

 circonférence , de manière à laisser entre eux un 

 écartement propre à recevoir une lame de verre 

 ST, sur laquelle on place les objets. Telle est la 

 construction générale du microscope composé, 

 construction qui permet, comme on le voit, 

 d'approcher ou d'éloigner l'anneau de l'objectif. 



Comme il est nécessaire d'éclairer fortement les 

 objets que l'on a à observer, on y parvient de la 

 manière suivante : sont-ils Iransparens; on les 

 .éclaire par dessous aumoyen d'un miroir concave V 

 placé au dessous de la lame de verre : sont-ils opa- 

 ques ; on les éclaire par dessus. 



La construction du microscope composé a subi 

 quelques modifications que nous allons indiquer 

 sommairement. L'une d'elles , due à Delbarre , 

 consiste à avoir des oculaires composés de cinq 

 lentilles. Cette combinaison est maintenant recon- 

 nue pour la plus mauvaise. M. Selligue a présenté 

 à f Institut un microscope dont la lentille objec- 

 tive était composée de quatre knlillcs achroma- 

 tiques à deux verres, et superposées : il fut cons- 

 truit par MM. Vincent et Charles Che^v^ilicr , qui 

 plus tard en ont c.ompqsc im qu'ils ont présenté à 

 la Société d'encoufagiCmen.t; çe)]iii-ci avait,, une 

 lentille achromatique à deux verres, et ua ocu- 

 laire également h deux verres.. Mais cojaimeil y a 

 une assez grande diificulté à donner nn court 

 foyer aux lentilles achromatiques , les mêmes op- 

 ticiens ont fait usage de deux leatilles de qu,atre 

 lignes de foyer qu'ils, ont, superposées , et qui, 

 ainsi disposées , équivalent à une lentille de deux 

 lignes de foyer. 



M. Amici, savant italien, a construit il y a, peu 

 d années un microscope composé comme ceux ci- 

 dessus, et dont le principal avantage était l'hori- 

 zontalité; il a joui , à l'époque de son apparition , 

 d'une grande réputation, qui, du reste, était.pié- 

 ritée. 



M. Charles Chevalier, ingénieur opticien au 

 Palais-Royal, à qui l'on doit la première construc- 

 tion en France des lentilles achromatiques pour 

 les microscopes (1820) ,. a angsi construit,4cs mi- 

 croscopes horizontaux, mais sur un nouve&uoio- 

 dèle qu'il qualifie du titre d'fua'i'erie/, parce qu'ef- 

 fectivement CCS iustrumens peuvent à vplonté de- 

 venir horizontaux pu verticaux , ou simples ou 

 chimiques. Cette .d,ernière disposition, entièrement 

 nouvelle, permettra ,. -:i n'en pas douter , de iliire 

 une foule d'expériences impossibles avec les autres 

 inslrumens. Ce microscope est représenté dans sa 



position horizontale, figure |5. A est la colonne 

 qui le supporte; B I une charnière destinée à don- 

 ner diverses positions à l'instrument , lorsqu'on 

 l'emploie avec le tube droit ( sans prisme ) ; caria 

 partie du tube D se sépare de celle E F , qui tient 

 le prisme ; le centre C sert à disposer l'instrument 

 pour les opérations de chimie , où tout le système 

 se trouve retourné de manière à ce que la lentille 

 vient se placer sous la lame de verre préalablement 

 mise sur le support G. Par ce moyen les vapeurs ne 

 viennent plus ternir la lentille objective, ainsi que 

 cela avait lieu quand elle se trouvait au dessus de la 

 goutte de hquide en observation. Comme dans les 

 autres microscopes , la plaque ou platine G sert à 

 supporter les objets; le miroir L est destiné à leur 

 éclairage; les diaphragmes HK sont employés 

 comme modérateurs ; le bouton I est la tète du 

 pignon qui sert à monter plus ou moins le porte- 

 objet pour le placer à son jusle point au dessous 

 de la lentille; la tige RM est une tringle carrée mu- 

 nie d'un ejigrenage sur laquelle glisse un tube por - 

 tant le porte-objet et un autre tenant le miroir 

 dont quelquefois on doit varier la distance afin 

 d'obtenir sur l'objet une lumière plus ou moins 

 vive; enfin ce microscope est mnni de tout ce qui 

 est nécessaire à l'observateur ; il est le meilleur 

 que l'on connaisse actuellement, comme l'a con- 

 staté le rapport du jury central sur les produits 

 de l'industrie française, en i834 .--rapport dans 

 lequel MM, le baron Thénard , Ség«ier , et MM. Sa- 

 vart et Pouiliet s'exprimaient ainsi en décernant 

 une médaille d'or h M. Charles Chevalier : « Les 

 microscopes achromatiques , dont nous connais- 

 sions déjà les efl'ets remarquables , ont particuliè- 

 rement attiré notre attention. Nous les avons com- 

 parés avec un excellent microscope d' Amici, le 

 meilleur de ceux qu'on , possède , à Paris ; nous 

 avons dû, reconnaître, non sans. étonnement, mais 

 avec mie vive satisfaction, que le microscope ide 

 M. Charles Chevalier est véritiddement suipérieur 

 à celui d)"AHiici. » 



, Lunette astrm&.miquei ÇettOfliinetteyiaiflsj nem- 

 mée à cause de., son u^agedcistiné h, l'examen des 

 corps célestes , est la plus simple, de toutes. Nous 

 la représentons dans notreiAtlas, pi. 427, Cg. 7. 

 Elle est formée de deux lentilles (un)iobj,eclif AB 

 et un ox;ulaire,CD). 



Dans cet inslriunent , l'objet éloigné forme une 

 image renversée au foyer principal de la lentille 

 objective, et cela parce que , vu la grande dis- 

 tance de l'objet examiné et la petitesse de l'ouver- 

 ture de la lunette , les rayons lumineux, qui partent 

 d'un même point I du corps céleste, rappfTOchent 

 beaucoup, du parallélisme. 



,.Dans cet instrument la grand.çur;de l'objet vu 

 à l'çcil nu, sera à la grandeur de cet, objet vu 

 avec la lunette , comme la distance focale de l'o- 

 culaire est à la distance focale de l'objectif 



Quand on veut , avec, celte Innette,^ observer 



les passages des astres au méridien , on place au 



foyer de son oculaire trois ou cinq [fils très-fins 



d'f raignée , d'argent ou de platine ; chaque fil est 



placé verticalement, à égale distance l'miidei'au- 



