INST ^ 



d'aucun Instrument de culture , leur nomencla- 

 ture et leur description dépasseraient les limites 

 et la spécialité de cet ouvrage. On les trouvera 

 fî"-urés dans mon Dictionnaire de l'agriculture 

 nationale et examinés dans leurs emplois divers. 



(T. D. B.) 

 ^' INSTRUMENS DE MÉTÉOROLOGIE. Quoique 

 l'on trouve dans les précédons volumes des arti- 

 cles particuliers consacrés à faire connaître quel- 

 ques Instrumens de physique d'un usage habituel 

 dans les observations météorologiques , tels que le 

 baromètre, l'hygromètre, etc., nous renvoyons 

 au mot Météorologie , tout ce que nous avons 

 à dire sur l'adoption , l'emploi et le profit à espé- 

 rer de divers Instrumens plus ou moins vantés. 



(T. B. B.) 

 f • INSTRUMENS DE MINÉRALOGIE ET DE 

 GÉOLOGIE. Le minéralogiste a besoin d'un plus 

 grand nombre d'Instrumens que le géologiste. En 

 effet, les propriétés physiques des minéraux étant 

 très-nombreuses, il est essentiel pour celui qui les 

 étudie qu'il puisse en déterminer les principales , 

 parmi lesquelles nous citerons leur forvie , leur 

 pesanteur spécifique , leurs propriétés électriques. 

 jk La forme est surtout essentielle dans les sub- 

 stances cristallisées : c'est à l'aide d'un Instrument 

 propre J» mesurer leurs angles, et appelé pour cette 

 raison goniomètre, qu'on parvient à la connaître 

 exactement. Nous avons déjà parlé de cet Instru- 

 ment ; mais il convient de le décrire ici. 

 h Plusieurs goniomètres sont en usage chez les mi- 

 néralogistes. Le plus simple , ou le goniomètre 

 ordinaire, consiste principalement en deux lames 

 d'acier (pi. aSo, [fig. 4) réunies par un axe a, 

 autour duquel elles tournent et même glissent au 

 moyen de deux rainures b , é qui servent h. les 

 allono-er ou aies raccourcir au besoin. On applique 

 ces deux lames sur les deux faces du cristal dont 

 on veut mesurer l'inclinaison mutuelle ou angle 

 dièdre , perpendiculairement à leur intersection , 

 ou sur les deux arêtes dont on veut connaître 

 Tantale plan. Celte opération terminée, on trouve 

 la valeur de l'angle que l'on cherche en appHquant 

 les lames sur un rapporteur en cuivre (fig. 5) 

 disposé à cet effet. La virole a ( fig. 4) entre exac- 

 tement dans une cavité c ( fig. 3) préparée au 

 centre du cercle dont le rapporteur fait partie, 

 et un petit taquet d (fig. 4) entre d;ins la rai- 

 nure f (fig-5)' pour achever de maintenir les 

 lames dans une position constante. Il ne s'agit 

 plus alors que de lire sur le limbe le degré d'ou- 

 verture de ces lames. Ce limbe est divisé en degrés 

 et en dixièmes; il est donc facile d'y trouver la 

 mesure de cristaux assez petits. Le goniomètre 

 dont il s'agit a été inventé parGarangeot du temps 

 de Rome Delisle; mais nous venons de le décrire 

 tel qu'il a été perfectionné par Gillet deLaumont, 

 qui, entre autres perfectionnemens , y a introduit 

 celui de la division en dixièmes de degré. Le prix 

 peu élevé de cet instrument en a répandu l'usage 

 chez la plupart des minéralogistes; cependant il 

 offre plusieurs inconvéniens que nous allons signa- 

 ler en citant à ce sujet les propres paroles de 



INST 



M. Beudant. Quel que soit le degré de perfection 

 que l'on donne à cet instrument , on ne peut jamais 

 être certain des résultats qu'on en obtient. «Tout 

 ici se fait, dit-ii , par des tâtonnemens qui sont 

 d'autant plus difficiles, que l'on est obligé de 

 tenir le cristal d'une main, l'instrument de l'autre, 

 et d'en porter l'ensemble devant l'œil pour obser- 

 ver an jour, ce qui est fort gênant et produit des 

 vacillemens continuels , dont on ne s'aperçoit 

 même pas. Quelque habitude que l'on ait , rien 

 ne peut assurer que les alidades ont été placées ri- 

 goureusement perpendiculaires à l'arête de jouc- 

 tion des deux faces dont on veut mesurer l'incli- 

 naison, ni assez bien appliquées sur ces faces pour 

 en prendre exactement l'angle. Dans les petits 

 cristaux il faut considérablement raccourcir les ali- 

 dades pour pouvoir mesurer les angles, et il est 

 alors difficile de bien juger de l'exactitude de leur 

 application sur une si petite longueur. Dans les 

 grands cristaux , qui paraissent devoir offrir plus 

 de facilité, il est rare que les faces ne soient pas 

 bombées ou inégales , ce qui présente une autre 

 cause d'erreurs que l'on ne peut éviter. » 



Les inconvéniens qui viennent d'être signalés 

 ont engagé M. Adelmann à apporter au goniomè- 

 tre ordinaire des changemens tellement impor- 

 tans , qu'on peut le considérer comme un appa- 

 reil tout différent. Il a imaginé de rendre l'instru- 

 ment fixe, ainsi qu'on peut le voir (pi. aSo, fig. i); 

 le cristal y est aussi fixé sur un support ; de telle 

 sorte que , les deux mains restant libres , on peut, 

 après avoir obtenu la mesure que l'on cherchait , 

 s'arrêter et vérifier de nouveau. Dans ce gonio- 

 mètre , un demi-cercle est fixé sur une règle a b 

 soutenue par deux colonnes p, p. Cette règle 

 peut se mouvoir à droite ou à gauche en passant 

 par les rainures c, c, où se trouvent de petites 

 roulettes destinées à adoucir le mouvement. Le 

 demi-cercle fixe en porte un autre g, qui se meut 

 au centre et qui est divisé en degrés; la partie h i k 

 est un nonius qui se meut également au centre, mais 

 en arrière, entre le cercle et la règle, et que l'on 

 peut fixer à volonté et en quelque endroit que ce 

 soit , au moyen d'une vis de pression k : ce nonius 

 donne les minutes. L'alidade i m entraîne dans 

 son mouvement le cercle g ; la petite tige q 

 est destinée à supporter le cristal en r où on le 

 fixe avec de la cire ; elle est disposée de manière 

 qu'on peut l'allonger ou la raccourcir, la pencher 

 en avant ou en arrière, et la tourner sur elle- 

 même; elle est supportée par un petit chariot u 

 qui entre à frottement et à queue d'aronde entre 

 les petites tringles s, s. La pièce t n , placée sur 

 le côté de l'appareil, au dessus du tiroir, est une 

 miVe que l'on applique contre une des tringles*, s, 

 lorsque le chariot u est suffisamment tiré en 

 avant, et au moyen de laquelle on peut juger de 

 l'horizontalité de l'arête formée par les deux faces 

 du cristal, et de sa perpendicularité au plan du 

 cercle. 



Lorsqu'on veut avec cet instrument mesurer un 

 cristal , on le fixe solidement en /• ; on tire le 

 petit chariot en avant, et on apporte la mire, dont 



