INST ï^S 



la partie supérieure t s'élève ou s'abaisse suivant 

 le besoin. En regardant en dessus, on voit si l'arête 

 au cristal est parallèle au bord v, auquel cas il 

 est perpendiculaire au plan du cercle. Si le paral- 

 lélisme n'a pas lieu , on fait tourner la tige <] 

 autour de son axe, jusqu'à ce qu'on l'ait amené. 

 On regarde alors par rouverture x pour disposer 

 celte même arêle horizontalement , ce que le 

 mouvement d'avant en arrière permet toujours. 



Le cristal disposé convenablement, on pousse le 

 chariot sous le cercle. On fait alors mouvoir l'ali- 

 dade , et en même temps marcher la règle , de 

 manière à ce que celte alidade s'applique exacte- 

 ment sur la face sans laisser aucun vide. Lorsqu'on 

 s'est assuré de la juxla-posltion de l'alidade sur le 

 crislal, on amène le nonius jusqu'au bout du demi- 

 cercle mobile , où un petit taquet l'arrête exacte- 

 ment à zéro , et on le fixe par le moyen de la vis 

 de pression. On tire ensuite le chariot en avant; 

 on fait passer l'alidade dans l'autre sens , on re- 

 pousse le chariot et on cherche à opérer la coïn- 

 cidence sur la seconde face; cette opération fait 

 tourner le dernier cercle , et le point où il s'arrête 

 indique la mesure de l'angle, qu'on lit en degrés 

 sur son limbe et dont on cherche les limites sur 

 le nonius. 



Ce goniomètre est assez exact pour ne pas pré- 

 senter d'erreur de 3 h 4 minutes , en plus ou en 

 moins. Il a l'avantage de pouvoir être appliqué à 

 la mesure des angles plans ou de l'inclinaison de 

 la face d'un crislal sur une arête. Mais il exige 

 que les cristaux sur lesquels on opère ne soient 

 pas trop petits, pour avoir le plus de certitude 

 possible de la coïncidence de l'alidade avec les 

 laces. Toutefois il offre encore l'avantage de pou- 

 voir mesurer les angles d'un crislal de très-petite 

 dimension suivant les lois de la réflexion de la lu- 

 mière sur les corps dont la surface est plane, lisse 

 et brillante : on y parvient facilement en faisant 

 garnir la petite lunette d'un fil vertical , à l'aide du- 

 quel on aligne une des faces du cristal sur un objet 

 quelconque extérieur et placé verticalement, tel 

 qu'un mur, une cheminée, un paratonnerre, etc., 

 jusqu'à ce que cette face réfléchisse 1 image de 

 l'objet; oii fait la même opération relativement à 

 une autre face; et l'angle compris entre cette 

 nouvelle position et la première est le supplément 

 de l'angle que font entre elles les deux faces du 

 cristal. 



Un troisième goniomètre est celui qu'a inventé 

 le docteur Wolluston. C'est un instrument ingé- 

 nieux, fort commode et d'une grande simplicité. 

 Il se compose (fig. 2) d'un cercle de cuivre gradué, 

 placé verticalement et tournant autour d'un axe 

 horizontal qui est percé dans toute sa longueur 

 pour laisser passer un autre intérieur dont l'extré- 

 mité porte deux viroles b cl c destinées à faire 

 mouvoir Taxe du grand cercle. Pour se servir de 

 cet Instrument , on place d'abord le cercle à 

 zéro, ou h 180 degrés, parce qu'il est divisé en 

 deux fois 180. On fixe ensuite le cristal au moyen 

 de cire sur la petite plaque a , de manière que 

 l'arête soit 5 peu près perpendiculaire au plan du 



INST 



cercle et dans l'axe de rotation. On place ensuite 

 le goniomètre à une fenêtre ouverte , devant un » 

 bâtiment assez éloigné qui présente plusieurs 

 lignes horizontales, telles que des balcons, des 

 toits, etc., et de manière que le plan du cercle 

 soit à peu près perpendiculaire h la face du bâti- 

 ment. En plaçant alors l'œil très-près du cristal, 

 on fait tourner l'axe intérieur par le moyen de la 

 virole b , et on amène une des faces dans une 

 position telle qu'elle puisse réfléchir la plus haute 

 de ces lignes; puis on continue à tourner jusqu'à 

 ce que l'œil aperçoive à la fois cette image et une 

 autre ligne horizontale plus basse que la première, 

 vue directement. On cherche à faire coïncider ces 

 deux lignes; lorsqu'on y est parvenu, on fait la 

 même opération sur l'autre face, et l'on est sûr que 

 la ligne d'intersection est parfaitement horizon- 

 tale. 



Parvenu à ce point il ne faut plus toucher au 

 cristal , et faire en sorte de ne pas déranger l'ins- 

 trument. On procède alors à la mesure de l'angle : 

 pour cela , on fait d'abord tourner le cristal par 

 la virole b , jusqu'à ce qu'une des faces réflé- 

 chisse la ligne supérieure du bâtiment et la mette 

 en coïncidence avec une ligne inférieure; puis, au 

 moyen de la virole c , 01? fait tourner le cercle 

 lui-même, qui entraîne alors le cristal dans sa 

 rotation, jusqu'à ce que la réflexion et la coïnci- 

 dence des mêmes lignes aient eu lieu sur l'autre 

 face. Le cristal a décrit alors un angle qui est le 

 supplément de celui qu'on cherche ; mais au lieu 

 de faire marquer cet angle par le limbe , on lui a 

 fait marquer directement celui du cristal , en le 

 divisant en sens inverse de son mouvement. 



Pour reconnaître l'électricité des minéraux , on 

 se sert de petits Instrumens appelés Electroscopes, 

 dont nous essaierons de donner une idée à l'aide 

 d'une seule figure (5 ) et au moyen de quelques 

 modifications. Sur un pied terminé parunepointe 

 en fer , on place horizontalement et en équilibre 

 une aiguille de laiton b c dont les extrémités 

 se terminent par une petite boule. On frotte avec 

 un morceau de drap le minérnl que l'on veut expé- 

 rimenter; on le présente ensuite à l'Instrument; 

 s'il est isolant, il sera éleclrisé par le frottement 

 et attirera alors l'aiguille qui se trouve à l'état na- 

 turel: s'il est conducteur , il ne produira sur efle 

 aucun effet. Il est à observer qu'un fil très-léger 

 ouun cheveu suspendu d'une manière quelconque 

 peut rendre le même service. 



Lorsqu'on a reconnu qu'un corps est électrisé , 

 il est essentiel de savoir quelle espèce d'électricité 

 il possède : pour cela , à l'extrémité c de l'ai- 

 guille précédente {b c) , on place un peu de cire 

 à l'aide de laquelle on fixe un petit cristal a de 

 spath d'Islande, c'est-à-dire de chaux carbonatée 

 transparente. La petite boule de laiton b est 

 mobile et se place plus ou moins près du point 

 central , selon qu'il est nécessaire pour que l'ai- 

 guille se maintienne en équilibre. Pour électriser 

 l'appareil , il suffit de presser entre les doigts le 

 petit cristal de chaux carbonatée ; il acquiert alors 

 l'électricité positive , qu'il conserve pendant quel- 



