THER 



plie d'air, soudée à un tube dont l'extrémité in- | 

 férienre est ouverte. On plonge? cette extrémité 

 dans un liquide coloré; on échauffe la boule exté- 

 rieurement : l'air contenu dans l'intérieur de la 

 boule se raréfie , est chassé en partie au dehors. 

 La portion d'air restante venant à se condenser 

 par le refroidissement de la boule, une certaine 

 quantité de liquide coloré s'élève dans le tube et 

 s'y maintient à une hauteur telle, que la force 

 éjasùque de l'air resté dans la boule et la pres- 

 sion due à la colonne du liquide élevé, font équi- 

 libre au poids de l'atmosphère. Cela fait, on gra- 

 due l'instrument. Le jour où la température est 

 modérée, et là où s'arrête Ja liqueur, on marque o; 

 puis au dessus et au dessous de ce point on trace 

 des intervalles égaux qui indiquent les degrés dif- 

 férens de chaud et de froid. Les graves inconvé- 

 niens offerts par ces deux Thermomètres , tels 

 que l'ouverture du tube , les variations imprimées 

 à la hauteur du liquide par la pesanteur atmo- 

 sphérique, etc. , etc. , les ont promptement fait 

 abandonner. 



Thermomètre de Florence. Pour faire disparaî- 

 tre le premier inconvénient des deux Thermomè- 

 tres ci-dessus (l'ouverture du tube), les physiciens 

 de Florence imaginèrent de remplir d'alcool co- 

 loré un tube de verre , de fermer ce tube à la 

 lampe, et de le placer sur une planche divisée par 

 intervalles ou degrés. Mais leurs points de départ 

 et d'arrêt étant très-peu exacts, n'étant point faits 

 sur un étalon réglé par l'expérience , on préféra 

 celui d'Àmontons. 



Thermomètre d'Amontons. En 1702, Amon- 

 lons, ayant reconnu que de l'eau maintenue en 

 ébullition n'augmente plus de température , tira 

 parti de ce fait pour établir une des limites de 

 l'échelle thermométrique. Cette limite, ou degré 

 de chaleur de l'eau bouillante , a été représenté 

 par 75°. Le physicien du dix-huitième siècle avait 

 choisi ce nombre , se fondant sur ce que , en pas- 

 sant de la température moyenne du printemps à 

 celle de l'ébullition de l'eau, une masse d'air qui, 

 cuire la pression atmosphérique, supporte le 

 poids d'une colonne de mercure de 6 pouces 9 li- 

 gnes, augmente d'un tiers ; mais il est aisé de voir 

 encore ici i° l'incertitude qu'il y a dans la limite 

 inférieure ; 2 la grandeur incommode des dimen- 

 sions ; 3° les influences exercées par les change- 

 mens barométriques , etc. 



Thermomètre de Newton. Le Thermomètre du 

 physicien anglais, inventé un an avant celui d'A- 

 montons , beaucoup moins employé cependant , 

 quoique supérieur, marquait 54° pour l'eau bouil- 

 lante, et o pour la glace fondante. Le liquide em- 

 ployé était de l'huile de lin au lieu d'eau dont se 

 servait Amonlons : du reste, il y avait la plus 

 grande analogie entre les instrumens de ces deux 

 physiciens. 



Thermomètre de Farenheit. A l'alcool , à l'eau , 

 à l'huile , employés jusqu'alors , Farenheit substi- 

 tua le mercure ; mais la glace fondante ne repré- 

 sentant pas les degrés les plus bas de température, 

 le même physicien , pour avoir le maximum de 



4oo THER 



froid , o , se servait de mélanges réfrigérans ( sel 

 ammoniac et glace piles). Toutefois . des erreurs 

 eurent encore lieu , car l'abaissement de tempéra- 

 ture produit par les mélanges réfrigérans n'est pas 

 toujours le même. On y remédia de la manière 

 suivante : on conserva la glace fondante comme 

 point de départ du minimum de chaleur; mais là 

 où Newton marquait o, on marqua 52°; puis, plon- 

 geant l'instrument dans l'eau bouillante, on in- 

 scrivit 21 y au point où se fixe la colonne de mer- 

 cure , en sorte que la division de Farenheit con- 

 tient 180 depuis la température de la glace fon- 

 dante jusqu'à celle de l'eau bouillante. Prenant 

 ensuite au dessous de la limite inférieure un es- 

 pace égal à 32 de ces degrés , on a eu le zéro de 

 Farenheit, c'est à-dire Ja condensation subie par 

 le mercure si l'on eût placé le Thermomètre dans 

 un mélange réfrigérant. 



Thermomètre de Bêaumur. L'instrument qui 

 porte encore aujourd'hui le nom de Réaumur est 

 bien différent de celui qui d'abord a été construit 

 par l'inventeur (voyez Thermomètre centigrade) 

 et qui date de i7?o. Après avoir mesuré le rap- 

 port qu'il y avait entre les capacités de la boule et 

 du tube de son baromètre, Réaumur représentait 

 par 1 ,000 le volume du liquide employé à la tem- 

 pérature de l'eau qui gèle, et par 80 (millièmes) 

 le point ou s'arrêtait J'alcool mis en ébullition à 

 l'aide de l'eau bouillante. Mais, malgré l'esprit 

 philosophique qui dirigea Réaumur dans son opé- 

 ration , on peut lui adresser quelques reproches. 

 D'abord la longueur de son instrument le rend 

 difficile à manier; ensuite les limites de son 

 échelle n'ont pas la précision voulue; en effet, 

 la liqueur qui lui servait d'étalon représentait, 

 i° non la température de la glace fondante, 

 mais celle de .l'eau déjà gelée , laquelle est 

 évidemment plus basse de quelques degrés , 

 comme Deluc Ta démontré; 2 non la tempéra- 

 ture de l'eau boudante, mais celle de l'alcool 

 bouillant, et ce liquide bout à des températures 

 diverses suivant qu il est plus ou moins concentré 

 ou déphlegUié (privé d'eau) comme on le disait au- 

 trefois. 



Thermomètre de Deluc. Deluc , en reprenant le 

 travail de Réaumur , fit disparaître les défauts qee 

 nous venons de signaler. Voyons comment, en sui- 

 vant le procédé de cet habile et ingénieux physi- 

 cien, on peut arriver à donner aux TherujoniLtres 

 les qualités voulues, à les mettre à même de par- 

 ler tous le même langage, c'est à-dire d'être ri- 

 goureusement comparables les uns avec les autres. 

 Tel est le but auquel est arrivé Deluc en construi- 

 sant le Thermomètre centigrade. 



lliermomèlre centigrade. Ou choisit un tube de 

 verre très-étroit; on le calibre exactement de la 

 manière suivante : on introduit dans son intérieur 

 une certaine quantité de mercure; on fait couler 

 celui-ci d'une extrémité à l'autre du tube, et oq 

 s'assure, à l'aide du compas, si la longueur de la 

 petite colonne de mercure est exactement la 

 même dans tous les points. Cela étaut , le calibre/ 

 du tube est convenable. 



A 



