THER 



401 



ÏHER 



A l'extrémité du tube, on souffle une boule ou 

 l'on soude un cylindre dont la capacité doit être 

 en rapport avec la grosseur du tube et surtout 

 avec la sensibilité qu<- l'on veut donner au Ther- 

 momètre. Pour remplir le réservoir (la boule ou 

 le cylindre) , on le chauffe fortement, puis on 

 plonge l'extrémité ouverte du tube dans un vase 

 qui contient du mercure parfaitement pur : l'air 

 dilaté , en se refroidissant , diminue de volume , et 

 la pression de l'almosphère élève le liquide jusque 

 dans le réservoir. Lorsqu'il y en a une certaine 

 quantité, on chauffe de nouveau jusqu'à l'ébulli- 

 tion : l'air est chassé par la vapeur produite. On 

 plonge une seconde fois l'extrémité du tube dans 

 le mercure ; une nouvelle quantité de celui-ci pé- 

 nètre; on fait bouillir de nouveau afin de chasser 

 les dernières bulles d'air, et ou ferme l'extrémité 

 du tube , en la fondant à la flamme d'une bougie , 



après l'avoir préalablement effilée à la lampe, et 

 aussi après avoir chauffé le réservoir de manière 

 à élever le mercure jusqu'à l'extrémité du tube. 

 Ces opérations une fois terminées, on achève la 

 construction du Thermomètre en plaçant les divi- 

 sions. Celle division se fait en plongeant l'instru- 

 ment tout entier dans la glace fondante pour 

 avoir zéro, dans de l'eau pure, qui bout dans un vase 

 métallique, pour avoir ioo° : bien entendu que 

 l'on tiendra compte de la pression atmosphérique, 

 pression qui , dans nos climats, fait équilibre à 

 une colonne de mercure de 28 pouces ou 76 cen- 

 timètres. 



L'intervalle fondamental du Thermomètre cen- 

 tigrade n'est pa^ toujours partagé eu cent parties 

 exactes; il l'est quelquefois* en 80 seulement (c'est 

 le Theimomèlre de Deluc) , ou en 180 (c'est ce- 

 lui de Fan nheit) ; mais, comme nous lavons déjà 

 dit, il faut, dans ce cas, descendre le zéro à 52 

 divisions au dessous du terme de la congélation, 

 en sorte que la lempéi ature de l'eau bouillante est 

 réellement indiquée par le nombre 212 , celle de 

 la glace fondante par 62 ; que 4 degrés de Réau- 

 mur en valent 5 de l'échelle centigrade, 9 de celle 

 de Farenheit , etc. 



Thermomètre à es prit- de-vin. La propriété qu'a 

 l'alcool de bouillir à 78° centigrades, semblerait 

 devoir exclure ce liquide de la possibilité de l'em- 

 ployer à la construction du Thermomètre; cela 

 serait vi ai, si le lui e restait ouvert; mais, celui-ci 

 devant être fermé et privé d'air, la petite portion 

 d'alcool, qui u'abord est réduile en vapeur, 

 exerce , par son élasticité, une pression qui force 

 la partie non vaporisée à rester liquide; de là la 

 possibilité d'avoir des Thermomètres à alcool. 

 Toutefois , disons que ces inslrumens ne peuvent 

 servir que dans un très petit nombre de cas, 

 comme par exemple, quand il s'agit d'un refroi- 

 dissement assez grand pour approcher de la con- 

 gélation du mercure , et que le Thermomètre cen- 

 tigrade est bien préférable. 



2 hermomètres métalliques. Si on ploie en arc 

 deux bandes métalliques soudées ensemble et se 

 dilatant inégalement par la chaleur, cet arc s'ou- 

 vre ou se ierme davantage , sous l'influence des 



T. IX. 691 e Livraison. 



variations de température, selon qu'on le refroidit 

 ou qu'où l'échauffé. La première expérience de ce 

 genre, faite d'abord par Feller, mécanicien de 

 Brunswich , puis améliorée par Rielstn de Nor- 

 wége, puis par Houriel de Genève , fut perfec- 

 tionnée par les frères Bréguet de Paris. Ces der- 

 niers construisirent leur Thermomètre avec trois 

 lames métalliques (or, argent et platine) , unies 

 ensemble et d'une épaisseur très-peu considéra- 

 ble, une hélice longue de deux ou trois pouces, 

 portant à sa partie inférieure une aiguille qui se 

 meut sur un cercle horizontal où l'on a tracé la 

 division ihermomélrique. Ce qui est remarquable 

 dans cet instrument , c'est plutôt la susceptibilité , 

 qui est extrême et qui est due à l'inégale dilata- 

 bilité des métaux employés, que l'exactitude. 

 Cette susceptibilité est telle, que là où d'autres 

 Thermomètres restent insensibles , inactifs , celui 

 de Bréguet marque des différences de plus de 

 20 degrés. On s'en sert particulièrement pour me- 

 surer les variations de température qui se font 

 brusquement, instantanément, dans une masse 

 d'air comprimée ou raréfiée. 



Thermomètres à air. Ainsi que les corps solides 

 et liquides , les fluides élastiques , à cause de leur 

 grande dilatabilité, peuvent servir à la construc- 

 tion des Thermomètres ; c'est sur cette particula- 

 rité qu'ont été fondées les expériences de Mariotte, 

 qui a prouvé que les volumes de l'air sec sont en 

 raison inverse des forces comprimantes. Cepen- 

 dant, tout en reconnaissant aux Thermomètres 

 à air de l'exactitude et de la sensibilité, ces in- 

 strumens ne sont pas à la portée de toutes les clas- 

 ses d'observateurs, à cause de l'usage simultané 

 qu'il faut faire du baromètre pour interpréter les 

 indications , faire les réductions , etc. 



T/iermomètie diflèienliet et tkermoscope. Instru- 

 mens dus à Leslie , à Rumford , à Howard , aux- 

 quels on a recours pour évaluer ou pour reconnaî- 

 tre des changemens de température trop faibles 

 ou trop peu durables pour être rendus par les au- 

 tres inslrumens, et dans lesquels, l'air ou quel- 

 quefois la vapeur de l'eau, de l'alcool ou de l'é- 

 ther, ont servi de corps thermométriques. 



1 hermomètre pour tes muxima et minima. Gay- 

 Lussac est l'inventeur de ce Thermomètre. « Une 

 «boule remplie d'eau ou de tout aulre liquide, 

 «est terminée par un tube percé supérieurement 

 «d'une ouverture capillaire. Ce tube, dont la si- 

 » tualion est verlicale, est entouré d'un cylindre 

 «plus liaul que lui, et dans l'intérieur duquel on 

 «met du mercure suffisamment pour que l'orifice 

 » capillaire soit noyé. Si le liquide contenu dans la 

 » boule vient à se refroidir , son volume diminue , 

 «et le mercure du cylindre remplit le petit espace 

 «qui se trouve libre : or, c'est celte quantité de 

 «mercure qui fait connaître l'étendue des ebange- 

 «mens ue température auxquels l'appareil a été 

 «exposé. Dans le cas où les variations auraient 

 «lieu en sens inverse, une portion du liquide sor- 

 tirait de la boule, et, en ramenant ensuite la 

 » température primitive , serait remplacée par ua 

 » volume égal de mercure. » 



5i 



