﻿262 
  BECQUEREL 
  ET 
  BRESCHET, 
  — 
  Surla 
  chaleur 
  animale. 
  

  

  métallique 
  suffisamment 
  long 
  pour 
  diminuer 
  son 
  intensité, 
  de 
  

   manière 
  à 
  obtenir 
  une 
  déviation 
  qui 
  ne 
  dépassât 
  pas 
  la 
  limite 
  

   assignée; 
  si 
  l'on 
  ne 
  prenait 
  pas 
  ses 
  précautions, 
  il 
  serait 
  impos- 
  

   sible 
  d'observer 
  de 
  faibles 
  différences 
  dans 
  l'intensité 
  du 
  cou- 
  

   rant, 
  attendu 
  que 
  plus 
  la 
  déviation 
  est 
  considérable, 
  plus 
  le 
  

   courant 
  agit 
  obliquement 
  sur 
  l'aiguilie, 
  et 
  moins 
  celte 
  déviation 
  

   augmente 
  par 
  l'effet 
  du 
  même 
  accroissement 
  de 
  force 
  ; 
  aussitôt 
  

   que 
  l'aiguille 
  aimantée 
  est 
  dans 
  une 
  position 
  fixe 
  d'équilibie, 
  on 
  

   retire 
  la 
  soiîde 
  de 
  la 
  partie 
  ex|Dlorée 
  et 
  l'on 
  plonge 
  la 
  soudure 
  

   dans 
  un 
  bain 
  d'eau 
  dont 
  on 
  élève 
  la 
  température 
  jusqu'à 
  ce 
  

   qu'on 
  ait 
  une 
  déviation 
  plus 
  grande 
  de 
  quelques 
  degrés 
  que 
  celle 
  

   qui 
  avait 
  été 
  précédemment 
  obtenue. 
  On 
  laisse 
  refroidir 
  l'eau 
  

   lentement 
  jusqu'à 
  ce 
  que 
  l'on 
  ait 
  cette 
  déviation 
  , 
  et 
  on 
  déter- 
  

   mine 
  , 
  avec 
  un 
  excellent 
  thermomètre, 
  la 
  temj.érature 
  exacte 
  

   correspondante 
  à 
  cette 
  déviation 
  , 
  laquelle 
  est 
  précisément 
  celle 
  

   du 
  milieu 
  où 
  se 
  trouvait 
  primitivement 
  la 
  soudure, 
  puisqu'elle 
  

   produit 
  le 
  même 
  effet 
  thermo-électrique. 
  

  

  Nous 
  préférons 
  déterminer 
  la 
  température 
  par 
  abaissement 
  

   plutôt 
  que 
  par 
  élévation, 
  attendu, 
  que 
  lorsque 
  le 
  refroidisse- 
  

   ment 
  est 
  lent, 
  on 
  est 
  plus 
  certain 
  que 
  la 
  soudure 
  et 
  le 
  thermo- 
  

   mètre 
  ont 
  sensiblement 
  la 
  même 
  température 
  à 
  l'instant 
  où 
  l'on 
  

   observe. 
  

  

  Pour 
  éviter 
  que 
  le 
  refroidissement 
  dans 
  l'air 
  des 
  parties 
  non 
  

   immergées 
  de 
  l'aiguille 
  ne 
  donne 
  des 
  résultats 
  au-dessous 
  de 
  

   ceux 
  que 
  Ton 
  doit 
  obtenir, 
  on 
  passe 
  chaque 
  bout 
  libre 
  dans 
  

   des 
  enveloppes 
  de 
  laine, 
  ayant 
  la 
  forme 
  de 
  gaine, 
  comme 
  Tin- 
  

   dique 
  la 
  figure 
  2. 
  Cette 
  précaution 
  n'est 
  pas 
  toujours 
  suffi- 
  

   sante, 
  surtout 
  quand 
  la 
  température 
  de 
  l'air 
  est 
  au-dessous 
  de 
  

   jjo°; 
  dans 
  ce 
  cas 
  le 
  refroidissement 
  se 
  fait 
  sentir 
  sensiblement; 
  

   de 
  là 
  , 
  la 
  nécessité 
  d'opérer 
  autant 
  que 
  possible 
  dans 
  un 
  milieu 
  

   €)ù 
  la 
  température 
  est 
  au 
  moins 
  de 
  1 
  5°. 
  

  

  L'aiguille 
  devant 
  être 
  détachée 
  souvent 
  du 
  fil 
  du 
  multiplicateur 
  

   on 
  doit 
  adopter 
  un 
  mode 
  de 
  jonction 
  qui 
  permette 
  d'effectuer 
  

   facilement 
  leur 
  réunion 
  et 
  leur 
  séparation 
  ; 
  l'expédient 
  suivant 
  

   est 
  celui 
  qui 
  nous 
  a 
  paru 
  le 
  plus 
  simple 
  : 
  on 
  contourne 
  chaque 
  

   bout 
  de 
  fil 
  àvv 
  multiplicateur 
  en 
  spirale 
  (fig. 
  3); 
  l'ouverture 
  

   de 
  chaque 
  spirale 
  est 
  assez 
  petite 
  pour 
  que 
  l'extrémité 
  de 
  l'ai- 
  

  

  