32 Eenst Merker, 



Exsikkator stetig kleiner, sie schrumpften schließlich so weit zu- 

 sammen, bis nichts mehr von ihnen nachzuweisen war: der sie 

 erfüllende reine Wasserdampf hatte sich bei dem zunehmenden 

 Druck kondensiert. Überdies löst sich dabei ein ganz geringer 

 Luftgehalt einer solchen Dampfblase in dem ausgekochten und luft- 

 freien Wasser auf. 



War der Punkt der Entlüftung erreicht, was an den Gasblasen 

 festgestellt werden konnte, daß sie Luft nicht mehr enthielten, so 

 wurde das gefüllte Pyknometer im Vakuum noch längere Zeit be- 

 lassen, gewöhnlich 2—3 Stunden, da es sich herausgestellt hatte, 

 daß diese Frist genügte, um ein endgültiges Eesultat zu erhalten. 

 Das Ausdehnen der Zeit im Vakuum auf 1 — 2 Tage hatte keinen 

 ändernden Einfluß auf das Ergebnis. Nach dieser Ruhe war das 

 Pyknometer mit seinem Inhalt bis auf Zimmertemperatur abgekühlt, 

 und nun wurde von neuem evakuiert. Die benutzte Wasserstrahl- 

 pumpe gestattete ein Herabmindern des Druckes im Exsikkator auf 

 8 — 11 mm Quecksilbersäule. Da das ausgekochte und ruhig abge- 

 kühlte Wasser im Pyknometer nun außerordentlich schwer zum 

 Sieden zu bringen war, konnte man die Pumpe in ihrer vollen 

 Leistungsfähigkeit wirken lassen, ohne daß die Evakuierung wegen 

 zu stürmischen Siedens des Wassers und der damit möglicherweise 

 verbundenen Substanzverluste unterbrochen werden mußte. Durch 

 dieses Verfahren wäre wohl auch noch die geringste Luftmenge 

 ausgetrieben worden, die vom Wasser ungelöst im Kalkgewebe zu- 

 rückgeblieben war. Eine Überlegung zeigt, daß die Erhitzung der 

 Luft auf 100° bei weitem nicht so expansiv wirkt wie eine Ver- 

 minderung des Druckes auf 8—11 mm Quecksilber: erhitzt man auf 

 100°, so dehnt sich die Luft in den Poren des Kalkgerüstes nur um 

 100 / 273 , also um rund 2 /ö des ursprünglichen Volumens, aus. Eva- 

 kuiert man aber, soweit die Pumpe das erlaubt, auf etwa 10 mm, 

 so ist der Druck von 760 mm auf 1 j 16 gesunken, das Volumen also 

 76mal größer geworden. 



Bei einer solchen Druckverminderung zeigten sich an keiner 

 Stelle mehr Gasblasen im Pyknometer, deren Inhalt beim Zunehmen 

 des Luftdruckes sich nicht kondensierte. Unbemerkt zurück- 

 gebliebene Luft würde in der Rechnung als Kalkspatvolumen figu- 

 riert, den Wert des spezifischen Gewichts also herabgesetzt haben. 

 Diesen Fehler glauben wir durch das geschilderte sorgfältige Ver- 

 fahren völlig ausgeschlossen zu haben. 



Die Untersuchungen über das spezifische Gewicht sind mit der 



