( 563 ) 
thermomètre se trouve à peu près au centre du réservoir 
en verre. À la sphère en verre est soudé un tube très- 
étroit V dont la partie inférieure plonge un peu dans la 
boule comme l'indique la figure; il est exactement calibré 
et divisé en un certain nombre de parties égales (200). Ce 
tube à environ vingt centimètres de long. Si nous suppo- 
sons maintenant l'appareil fermé et plein d'huile jusqu'à 
la division O du tube V, il suffit, vu ses proportions, de le 
chauffer de 5° environ pour provoquer l'ascension de l'huile 
jusqu’à la 200% division. On ne pourrait done se servir 
de cet instrument qu'entre des limites restreintes de 5 de- 
grés de température. Pour obvier à cet inconvénient, il 
se trouve vis-à-vis du tube V un autre tube également 
Soudé à la sphère et portant un entonnoir E muni d’un 
robinet Q. Lorsque, par suite de la dilatation, l'huile est 
arrivée au haut du tube V, on ouvre le robinet Q et l'huile 
s'écoule dans l’entonnoir E; en insufilant légèrement de 
lair dans le tube V on force l'huile à descendre de nouveau 
jusqu’au O de l'échelle ; cela fait, on ferme le robinet et 
l'appareil se trouve prêt à subir derechef l'influence d’une 
augmentation de 5 degrés de température. L'huile ayant 
encore rempli le tube V, on la laisse écouler en £ et ainsi 
de suite : on peut donc par ce moyen employer cet appa- 
reil entre des limites de température aussi grandes que le 
permet l'huile elle-même. Il est clair qu’on aurait pu 
S'épargner cette manœuvre en prenant le tube V plus long, 
mais il y aurait eu un inconvénient plus grand encore; on 
peut en effet facilement s'assurer que si même l'appareil ne 
devait venir qu'entre O et 100 degrés, le tube V devrait 
avoir 4 mètres de haut ! Laisser successivement écouler 
de l'huile hors de l'appareil a, il est vrai, un inconvénient : 
là portion d'huile sortie de l'appareil ne participant plus à 
