( 564 ) 
la dilatation de la quantité restée, il y aura lieu de faire 
subir aux indications fournies par la lecture de l'échelle du 
tube V une certaine correction; nous verrons plus loin 
comment se fait cette correction. Cet appareil est maintenu 
au moyen d’une pince en laiton au milieu d'un bain d'huile 
qu’on peut chauffer. Dans le bain d'huile plonge encore 
un thermomètre que nous n'avons pas indiqué sur la 
planche pour ne pas trop compliquer la figure. 
Avant de se servir de cet appareil, il fallait déter- 
miner son volume ou plutot le rapport existant entre le 
volume À du réservoir R jusqu’au 0 du tube V et le volume 
a compris entre deux divisions du tube V. Cette opération 
a été faite en pesant l'appareil plein de mercure jusqu’à la 
division 200, etc., d’après la méthode ordinaire; voici le 
résultat des six déterminations que nous avons faites : le 
rapport À a été trouvé égal à : 
foice AIO 
20 171620.3 
3o 476149.0 
4o 476149.7 
EU 47619.0 
6° 47620.8 
MOYENNE . . . 17619.6 
Nous prendrons le volume d’une division dn tube V 
comme unité de volume dans ce qui suit : 
Le coefficient de dilatation du verre, déterminé égale- 
ment d’après les méthodes ordinaires, a été trouvé égal à 
0,00002595 entre 0 et 125°. 
En possession de ces chiffres, on peut maintenant em- 
ployer cet appareil à déterminer le coefficient de dilatation 
de l'huile d'olive qui servira plus tard à déterminer la 
dilatation des alliages. 
