(974 ) 
son ensemble. Il se compose de trois parties différentes : 
a. Du porte-substance; b, d’une pile thermo-électrique 
avec ses accessoires; c, d’une enveloppe comprenant les 
deux parties précédentes. Nous allons examiner chacune 
de ces parties. 
a. Le porte-substance consiste en un vase hémi-sphé- 
rique S en fer aussi mince que possible pour diminuer son 
poids; sa surface extérieure est noircie au noir de fumée et 
il reçoit dans son intérieur la substance dont on veut dé- 
terminer la chaleur spécifique. Un couvercle percé le 
ferme. Par l'ouverture de ce couvercle passe un dé en 
fer très-léger tournant son ouverture vers l'extérieur du 
vase et dans lequel on verse du mercure; c’est dans ce 
mercure que plonge la boule d’un thermomètre ordinaire 
désigné par T dans la figure. Par ce moyen on opère un 
Contact continu entre le mercure du thermomètre et l'al- 
liage qui se trouvera dans le vase S. Le dé en fer est né- 
cessaire pour empêcher la rupture de la boule du thermo- 
mètre lorsque l’alliage fondu en S se solidifie; par cette 
disposition il presse en se refroidissant sur le dé en fer qui 
peut céder suffisamment avant de transmettre la pression 
au verre du thermomètre, Le vase S est attaché par trois 
fils de soie au thermomètre T. Celui-ci est d’une construc- 
tion particulière : destiné à être plongé en partie dans un 
grand vase V dont il sera question plus tard, il a 0",90 de 
long et le zéro se trouve en son milieu, soit donc à 0",45 
de la boule; la partie comprise entre la boule et le zéro de 
l'échelle est un tube en verre parfaitement cylindrique 
qui passe à travers une boîte à bourrage c de manière à 
Permettre l’élèvement et l’abaissement du thermomètre 
sans compromettre la fermeture du vase V. Ce thermo- 
. 
