(578 ) 
mètre ne servira en réalité qu’à former la graduation 
de pile thermo-électrique, comme on le verra plus tard. 
b. En dessous du vase S et en P se trouve la pile 
thermo-électrique; elle est fixée au couvercle inférieur du 
vase V. Entre le vase S et la pile se trouve un double 
obturateur 0 composé de deux plaques de laiton polies et 
superposées que l’on peut manœuvrer de l'extérieur par 
l'intermédiaire de la tige d qui traverse aussi une boîte à 
bourrage. Le but de cet obturateur est connu. Il est du 
reste inutile d'entrer dans des détails sur cette partie de 
instrument qui n'est que l’appareil de Melloni. 
c. La pile thermo-électrique et le vase S sont renfermés 
dans un vase cylindrique V assez épais pour pouvoir sup- 
porter la pression atmosphérique; le couvercle inférieur 
de ce vase, avons-nous vu, porte la pile P, il est de plus 
traversé par deux tubes !;, t par lesquels passent les deux 
électrodes de la pile; celles-ci y sont fixées par de la cire à 
cacheter, à l'extérieur elles passent par deux tubes en 
caoutchouc chaussés sur les tubes #, et fa de manière à 
isoler les électrodes jusqu’à leur entrée dans le galvano- 
mètre. Le vase V est noirci à l'intérieur; vers le haut se 
trouve un ajutage a que l’on peut mettre en communica- 
tion avec une machine pneumatique. Tout cet appareil 
plonge dans un réservoir cc que l'on peut remplir de 
glace pour maintenir constante la température du vase V. 
Telles sont, en quelques mots, les parties constituantes 
de cet appareil; nous allons passer maintenant aux déter- 
minations préliminaires qu'il a fallu faire pour le rendre 
propre à la mesure des chaleurs spécifiques. 
Il fallait en premier lieu graduer le galvanomètre de 
façon à ce que ses indications pussent servir à déterminer 
