( 580 ) 
a eu entre ces différentes observations : 
INDICATIONS 
u INDICATIONS DU GALVANOMÈTRE (*). 
thermomètre T. 
= e S a E E E e a Moyenne, 
Excès 
temprat. | 1. IL. 1i. IV. v. 
Penceinte. 
38,0| 440 | 41,00 | 414,28 41,93 44,00 4,50 | 41,90 
34,15 | 10,75 36,50 | 36,50 36,00 36,00 fort | 36,00 36,41 
3240| 8,40 À 34,80 | 31,50 tort | 34,50 31,00 3200 À 31,50 
3060! 66 | 27,00 | 27,00 97,00 faible | 27,00 27,00 | 27,00 
29,20]: 5,2 À 24,00 | 24,00 23,73 4,00 24,00 | 23,95 
28,00] 40 À 21,00 | 2100 24,00 20,00 21,00 | 20 
27,10 3,10 49,00 | 18,75 19,00 49,00 19,94 
26,4 2,4 16,50 | 16,50 16,50 16,73 17,00 46,65 
26,10 2,6 44, 14,00 44,50 44,50 14,00 14,90 
25,6 1,6 13,00 | 43,00 43,50 43,00 43,50 | 1320 
gaii 
les larar de -a quise trouvent dans ce tableau ont été prises au juger, elles sont done 
entachées d’une certaine erreur. 
Ce tableau montre que pour un excès de 14° du corps 
sur la température de l’enceinte, l'aiguille du galvano- 
mètre parcourt un arc de 41°; ces 41° représentent une 
longueur triple environ de celle occupée par les 14° de 
l'échelle du thermomètre; on voit donc que la sensibilité 
de l'instrument est triplée environ. On pourrait l’exalter 
encore en donnant une autre forme au vase S ou en le 
rapprochant de la pile, mais cela aurait d’autres inconvé- 
nients. 
Ces résultats sont , comme on le voit, satisfaisants, ils 
permettent de construire une table qui donnera pour 
chaque indication du galvanomètre la température corres- 
pondante, Comme une telle table n’est valable que pour 
