( 581 ) 
un appareil donné et ne peut par conséquent avoir aucun 
intérêt général, nous ne communiquerons pas celle dont 
nous nous sommes servi. 
On peut done suivre avec exactitude Ja chute des tem- 
pératures de la surface du vase S au moyen de la pile 
thermo-électrique; cependant l'expérience démontre que 
si la différence de température entre le vase S et la pile 
dépasse 25 à 30 degrés, les indications du galvanomètre ne 
sont plus comparables entre elles; cela provient de deux 
causes : en premier lieu de la pile même dont les inten- 
sités du courant ne sont plus proportionnelles aux diffé- 
rences de températures au delà de certaines limites, et en 
second lieu de l’échauffement de l'obturateur O; celui-ci 
rayonne alors de la chaleur vers la pile et l'aiguille du 
galvanomètre ne revient plus au zéro. On obvie à ces deux 
causes d'erreurs en relevant le vase S à une certaine hau- 
teur de façon que l'excès de température du vase sur la 
pile étant, par exemple, 50°, on n’obtienne qu’une dévia- 
tion de 40 degrés environ de Faiguille du galvanomètre : 
il est évident que dans ce cas l’obturateur ne s’échauffera 
plus, du moins d’une façon appréciable au galvanomètre. 
Ce déplacement du vase S exige la construction d’une 
nouvelle table donnant les relations entre les tempéra- 
tures et les indications du galvanomètre dans ces condi- 
tions. Pour pouvoir placer le vase S toujours à la même 
distance de la pile, la tige du thermomètre T porte des 
repères que l’on amène devant des réticules placés sur le 
couvercle supérieur du calorimètre. 
Le temps que met un corps placé en S à refroidir 
d’un certain nombre de degrés étant une fonction de sa 
chaleur spécifique, ainsi que de celle du vase S, de son 
couvercle et du thermomètre T, il faut encore déterminer 
